492 



SOCIETE DE BIOLOGIK 



Dosage de l'alcool dans des mélanges de vapeur d'alcool et d'air, 

 par M. Maurice Nicloux. 



Le principe de la méthode est très simple, il consiste à faire circuler 

 l'air contenant la vapeur d'alcool à travers un barbotteur puissant à 

 eau; dans ces conditions, l'alcool est arrêté, et il suffît ensuite d'en faire 

 le dosage par mon procédé au bichromate (1). 



Technique. 



Choix du barbotteur. — Je me suis arrêté au barbotteur imaginé récemment 

 par le professeur Villiers (2) ; cet appareil simple, robuste, d'une puissance au 

 moins égale à celle des barbolteurs les plus appréciés, mais 

 permettant un débit beaucoup plus considérable et pouvant 

 être vidé de son contenu avec la plus grande facilité, m'a 

 donné consplète satisfaction; la figure ci-contre (fig. i) [en 

 est la représenlation. 

 Le gaz qui doit barbotter, au lieu de s'échapper librement à 

 l'extrémité d'un tube de verre 

 sous forme d'une grosse bulle 

 unique, est au contraire forcé 

 de passer à travers des trous 

 extrêmement petits, dont on 

 peut faire varier le diamètre, 

 situés en assez grand nombre 

 sur un même cercle horizontal, 

 à la périphérie du tube de sortie 

 légèrement renflé à cet endroit; 

 dès lors les bulles étant à la 

 fois très petites et très nom- 

 breuses, l'action du réactif est 

 maximum. 



Pour le but spécial de mes 

 recherches, je lui ai fait donner 

 la forme suivante (fig. 2). L'ap- 

 pareil tout en verre est d'une hauteur de 105 millimètres jusqu'à la soudure 

 intérieure, de 28 millimètres de diamètre extérieur, la capacité de 40 cen- 

 timètres cubes environ, les tubes d'arrivée et de sortie du gaz ont 6 milli- 



(1) Quoique la première publication de ma méthode date de 1906, j'en ai 

 fait de nouveaux exposés dans deux publications récentes, à savoir : Dosage 

 de l'alcool dans les solutions diluées, Société de Biologie, 1904, t. LVI, p. 652; 

 Dosage de l'alcool dans le chloroforme, Bidletin de la Société chimique, 1906, 

 3« s., t. XXXV, p. 330. 



(2) A. Villiers. Appareils de laboratoire ; Bidletin des Sciences Pharmacolo- 

 giqueSi 1905, t. XII, p. 7-15, 68-72, 140-145; voir à la page 70 ce qui concerne 

 les flacons laveurs. Le constructeur de ces appareils est M. J. Régnier, 10, rue 

 Victor Cousin, Paris. 



I' 



Fig. 2. 



