SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 



553 



photographique la situation horizontale beaucoup plus stable et plus com- 

 mode. Lorsque le tube est fixé à la chambre, rien n'est plus facile que de 

 mettre au point. On peut faire varier la vis micrométrique et même la cré- 

 maillère, puisque le tube du microscope peut se déplacera frottement doux le 

 long de a 6 (voir le dessin). La légère diminution de lumière due à l'emploi du 

 prisme, est compensée avantageusement par un système d'éclairage réglé 

 une fois pour toutes, qui condense la lumière sur l'abbe du microscope. Ce 

 système se compose de la source lumineuse (bec Auer, lumière oxhydrique. 



IgSSSsta' 



arc électrique) et d'un tube renfermant un condensateur composé de deux 

 lentilles, l'une L à long foyer, l'aulre L' à foyer plus court, qui concentrent 

 la lumière sur un prisme P' à réflexion totale. 



Pour faire une microphotographie en faisant varier la vis micromé- 

 trique pendant la pose, voici comment il faut opérer : 



Supposons que le temps de pose nécessaire est de une minute. Nous note- 

 rons sur la graduation de la vis micrométrique deux points extrêmes : d'une 

 part, le trait correspondant à la mise au point sur la glace dépolie de la 

 couche profonde de l'objet; d'autre part, le trait correspondant à la mise 

 au point sur la glace dépolie de la couche superficielle. On divisera en quatre 



