SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 



607 



Dans un flacon de 1 litre environ de capacité, servant de gazomètre à mer- 

 cure, on emprisonne un certain volume d'air renfermant un poids déterminé 

 d'éther à l'état de vapeur; à cet efîet, une certaine partie de l'air du gazo- 

 mètre a dû passer à travers un petit barbotteur, du modèle de ceux employés 

 dans l'analyse organique, contenant une dissolution saturée d'éther dans 

 l'eau (1); la différence de poids du barbotteur avant et après le barbottage 

 donne la quantité d'éther vaporisé. Pour finir l'expérience, il suffit de faire 

 passer ce mélange gazeux titré à travers les trois barbotteurs de Villiers dont 

 il a été question plus haut. 



Voici, réunis en tableau, les résultats des expériences effectuées 

 d'après la technique précédente. 



VOLUME d'air 



POIDS DE L ETHER 



introduit dans 



l'air à l'état 



de vapeur 



ETHER RETROU' 

 dans les barbotteurs abs 



VE 

 orbants. 



témoin 



ÉTHER TOTAL 



retrouvé 





premier 



second 



1 litre . . . 



milligr. 



27 



milligr. 



25,0 



milligr. 



2 



milligr. 







milligr. 



27,5 



1 litre . . . 



49,3 



43 



4,5 







49,5 



i litre . . . 



71,0 



65 



3 







70,0 



1 litre . . . 



113,5 



105 



7 







112,0 



Ces chiffres montrent l'exactitude tout à fait suffisante de la méthode 

 et justifient par conséquent le mode opératoire très simple que je viens 

 d'indiquer. 



2° Dosage de l'éther dans le sang ou dans un liquide quelconque 



DE l'organisme. 



i° Sang. — La méthode est, à très peu de chose près, celle que j'ai 

 indiquée tout récemment pour le dosuge de petites quantités d'alcool. Je 

 la résumerai donc ici très brièvement, n'insistant que sur les modi- 

 fications et renvoyant pour tous les détails complémentaires à mon 

 précédent travail (2). 



On verse dans 65 centimètres cubes d'une solution saturée à froid d'acide 

 picrique 10 centimètres cubes ou 20 centimètres cubes de sang, on ajoute 

 gr. 5 à 1 gramme d'acide picrique en nature (un excès ne nuit pas), et on 

 distille ensuite dans l'appareil de Schlœsing-Aubin (3) ; j'ai supprimé dans cet 



(1) Il est bien préférable de s'adresser à cette solution plutôt qu'à l'éther 

 pur; celui-ci est en effet si volatil qu'en dehors même des difficultés que l'on 

 rencontrerait à en introduire par barbottage d'air de petites quantités dans le 

 gazomètre, on s'exposerait à des pertes sérieuses, même pendant les quelques 

 instants que durent les nsanipulations du récipient qui le contiendrait. 



(2) Maurice Nicloux. Simpliflcatiou de la méthode de dosage de l'alcool dans 

 le sang et dans les tissus. Société de Biologie, 1906, t. LX, p. 1034. 



(3) L'emploi des bouchons de caoutchouc ne présente aucun inconvénient. 



