SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE 



743 



Sur une nouvelle cuve spectrophotométrique, 

 par M. Victor Henri. 



Lorsqu'on détermine le coefficient d'extinction d'une solution avec un 

 spectrophotomètre cjuelconque, on emploie généralement une cuve 

 rectangulaire de 11 millimètres d'épaisseur, dans laquelle on met un 

 bloc en verre (corps de Schultze) qui occupe la moitié inférieure de la 

 cuve et dont l'épaisseur est égale à 10 millimètres. On place cette cuve 

 devant les fentes du spectrophotomètre; la fente inférieure reçoit alors 

 les rayons lumineux qui ont traversé une épaisseur du liquide étudié 

 égale à 11 — 10 = 1 millimètre, et la fente supérieure est éclairée par 

 les rayons qui ont traversé l'épaisseur de 11 millimètres. Par conséquent 

 la différence entre les deux rayons correspond à l'absorption lumineuse 

 produite par une épaisseur de 10 millimètres du liquide. 



FiG. 1. 



FiG. 2. 



Pour faire les mesures on détermine d'abord le zéro du spectrophoto- 

 mètre en plaçant devant les fentes la cuve d'eau distillée. Puis on rem- 

 place l'eau distillée par la solution étudiée et on détermine le rapport 

 d'intensité entre les rayons venant de la fente supérieure et ceux qui 

 proviennent de la fente inférieure. Ce rapport comparé à celui qui est 

 obtenu pour l'eau distillée permet de calculer le coefficient d'extinction e. 

 Dans ce calcul on suppose que les erreurs dues aux réflexions internes 

 qui se produisent dans la cuve sont les mêmes pour l'eau distillée et 

 pour la solution; or, ceci n'est certainement pas le cas : on commet donc 

 nécessairement une erreur qui peut être sensible pour des solutions 

 fortement absorbantes. 



Pour remédier à ces inconvénients et rendre les mesures plus rapides, 

 j'ai fait construire par M. Jobin une cuve de forme spéciale. Les figures 

 ci-dessus représentent cette cuve. L'épaisseur interne de la cuve est 

 égale cl 11 millimètres; celle du bloc de verre dans lequel sont faites les 

 deux entailles est égale à 10 millimètres. 



