496 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Présidence de M. A. Giard, président. 



Nouveaux appareils pour l'étude du coeur isolé, 

 par MM. L. Camus et J. Goulden. 



I, — Appareil pour la circulation artificielle dans le cœur de la tortue. 



Ce dispositif imaginé à l'occasion d'une étude spéciale sur le cœur 

 isolé de la tortue diffère sur plusieurs points de celui publié récemment, 

 ici même par l'un de nous (1). 



Comme précédemment, nous nous sommes attachés à faire circuler une- 

 quantité de liquide toujours la même en présence d'un volume déterminé de 

 gaz. Les conditions du travail du cœur sont obtenues comme dans l'appareil 

 précédent en faisant varier sur une tige graduée la hauteur du réservoir 

 veineux et celle de l'extrémité supérieure du tube artériel. L'inscription des 

 changements de volume de cœur peut se faire aussi dans les mêmes condi- 

 tions que précédemment en enfermant l'organe dans une ampoule de verre, 

 mais le plus souvent nous avons renoncé à. ce mode d'inscription, parce que 

 nous avions avantage à laisser le cœur in situ. Le cœur de la tortue étant 

 plus volumineux que celui de la grenouille, son poids peut avoir une influence 

 fâcheuse sur le passage du liquide aux orifices des canules. Les vaisseaux qui 

 sont fixés aux canules sont en effet plus ou moins aplatis par le poids de 

 l'organe et la circulation se fait mal. Au contraire si le cœur est laissé en place 

 après ligature des vaisseaux, la circulation se fait beaucoup mieux. Pour sous- 

 traire le cœur à l'influence de l'atmosphère extérieur, quand il en est besoin, 

 on peut le recouvrir d'un liquide isolant, d'huile bien neuti'e par exemple. 



Le débit du cœur de la tortue étant difficilement appréciable à l'aide du 

 rhéographe électrique à cause de l'écoulement qui se fait souvent sous forme 

 de jet, nous avons modifié complètement le mode d'inscription antérieure 

 ment employé. Nous avons réussi à inscrire le volume de l'ondée ventricu 

 lai're en recevant le liquide dans un espace clos mis en rapport avec un 

 tambour de Marey. Le tube d'écoulement artériel de notre nouveau dispositif 

 se trouve donc terminé par un réservoir que nous appelons réservoir artériel. 

 Entre deux pulsations, une quantité de liquide égale à celle de la pulsation 

 s'écoule du réservoir artériel par un tube situé à sa partie inférieure. Le tube 

 d'écoulement ramène le liquide au réservoir veineux. Un autre tambour 

 inscripteur mis en relation avec le réservoir veineux donne l'indication des 

 pulsations auriculaires. La figure suivante fera comprendre l'ensemble de 

 Tapparei). 



(1) L. Camus. Appareil pour l'étude du cœur isolé, Comftes rendus de la Sa- 

 ciété de Biologie, LVII, p. 86; 9 juillet 1904. 



