SÉANCE DU 2o NOVEMlîRE 



497 



Le5 tubes CCD el G souL deux fois recourbés et leur dernière portion 

 horizontale est graduée. Une goutte dVau placée dans la portion horizontale 

 du tube fait une fermeture hydraulique mobile, et son déplacement mesure 

 la grandeur des pulsations. 



Il est inutile d'insister sur rinterprétalio:i 

 des graphiques ; on comprend que l'écoule- 

 raent régulier et continu qui se fait entre les 

 deux réservoirs n'empêche pas les brusque 

 changements dus aux pulsations ventriculaire 

 et auriculaires de se faire sentir sur les tam- 

 bours et l'on voit que la valeur de cet écoule- 

 ment permet encore d'apprécier le volume do 

 la pulsation cardiaque. 



Nous avons donc réalisé avec ce dispo- 

 S'tif, dans des conditions déterminées de 

 pression , la circulation d'une quantité 

 constante de liquide en présence d'un vo- 

 lume limité de gaz, et les graphiques per- 

 mettent de conserver Findication de la 

 valeur du fonctionnement cardiaque (1) 

 et de ses variations. 



11. — Appareils conjugués -po^ir l'étude 

 comparative de la circulation dans le 

 ccp.ur isolé. 



On avait jusqu'ici, dans l'étude du cœur 

 isolé, négligé quelque peu la méthode 

 comparative si habituellement en usage 

 dans les sciences biologiques. C'est pour 

 combler cette lacune, ou plus exactement 

 pour faciliter l'emploi de cette méthode, 

 que nous avons imaginé le dispositif sui- 

 vant. l'Wjir fig. 2.) 



Figure 1, schématique. 



Réservoir inférieur, réservoir vei- 

 neux ; réservoir supérieur, réservoir 

 artériel ; t, tige graduée le long 

 de laquelle peuvent glisser les sup- 

 ports des réservoirs ; A, tube artériel 

 faisant suite à l'aorte; T, tube vei- 

 neux qui amène le liquide aux oreil- 

 lettes; ER, tube de communication 

 entre les doux réservoirs ; R, robinet 

 qui permet de maintenir constant les 

 niveaux des liquides; BCD el O G, 

 tubes reliés aux taml)ours qui enre- 

 gistrent les changomonts do pres- 

 sion dans les résor\iiirs. 



[)eux appareils semblables à celui que nous 

 venons de décrire sont supportés par un pied 

 à lige fourchue et sont placés dans les mêmes 

 conditions. 



Les tubes artériels sont réunis par un tube en Y, et de même les tubes 

 veineux. Deux pinces placées au-dessus des bifurcations isolent complètement 



tj On trouvera dans la thèse que soutiendra prochainement M. .1. (ioulden 

 (l'îvant la Faculté do médecine de Paris avec de nombreux graphiques tous les 

 lii't^iils relatifs à la description de l'appareil et à son fonctionnement. 



