SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 617 



cœur, il est facile de remplacer rapidement le liquide lorsque les con- 

 tractions ont cessé. Dans ce cas, évidemment, la connexion de B en A 

 n'est plus établie. 



Cet appareil m'a servi à étudier la puissance du cœur dans des 

 conditions variées de travail et de liquide. Le remplacement des 

 liquides, la mesure ou la modification du débit et de la pression s'effec- 

 tuent en quelques instants. 



Dans certains cas il m'a semblé avantageux, pour éviter la présence 

 éventuelle de produits de fatigue et pour arriver aisément à une mesure 

 globale du travail effectué, de renouveler incessamment le liquide de 

 circulation. Pour cela, j'utilisais simplement à la place du réservoir A 

 un flacon R de grande capacité placé horizontalement à hauteur conve- 

 nable et dont le bouchon était traversé de deux tubes. La hauteur de 

 l'écoulement artériel était toujours déterminée parla position du réser- 

 voir B qui se vidait à son tour dans une éprouvette graduée. 



Quand le liquide a été bien aéré avant son introduction dans le 

 flacon, la circulation peut se poursuivre pendant plusieurs heures sans 

 qu'il soit besoin de s'en occuper. 



Lorsque le liquide va être épuisé ou lorsqu'on veut en changer, il 

 suffit de pincer le tube d'écoulement et de placer le bouchon muni de 

 ses tubes sur un flacon semblable rempli. 



