Ein elektrischer Wolframrohr-Vakuumofen'. 131 



Wasser tritt durch einen Überlauf am oberen Rande aus. Der 

 Vakuumkessel ist vom Boden des Kühlkessels durch einen dreieckigen 

 Rost getrennt, so dass das Wasser frei unten durch zirkuliert. Der 

 Kühlkessel besitzt ein seitliches Spiegelglasfenster, das genau mit 

 dem Fenster des Vakuumkessels korrespondiert. Den ganzen Apparat 

 hat Herr A. Kohl er, Mechaniker an der Chemischen Anstalt, mit ge- 

 wohnter Geschicklichkeit konstruiert. 



Eine frisch im Wasserstoffstrom ausgeglühte (Wolframröhre 

 wird nun in die Kupferfassungen eingepasst, mit denselben in die 

 Elektroden eingeschoben, und der Deckel nun so auf den Vakuum- 

 kessel gesetzt, dass man durch das Fenster die Wolframröhre von der 

 Seite beobachten kann. Man evakuiert mit Hilfe der Wasserluft- 

 pumpe den Vakuumkessel und überzeugt sich von seiner Dichtigkeit 

 gegen das Eindringen von Luft, indem man das Manometer auf 

 Konstanz des Druckes kontrolliert. Die Probe auf Dichtigkeit gegen 

 das Eindringen von Wasser macht man nach Füllung der Elektroden 

 und des Kühlkessels ; es dürfen sich nach zwölf stündigem Stehen des 

 evakuiertem Kessels im Innern nirgends feuchte Stellen zeigen : man 

 muss in dieser Hinsicht namentlich die Lötstellen an den Elektroden 

 und die Dichtungen am Deckel, am Fenster und an der isolierten 

 Elektrode genau prüfen. Ist alles dicht, so ersetzt man clie verdünnte 

 Luft durch Sauerstoff freien Wasserstoff, evakuiert wieder, lässt 

 wieder Wasserstoff zuströmen, und fährt so fort, bis die Luft voll- 

 kommen durch Wasserstoff ersetzt ist. Die Gasströme sind durch 

 eine Trockenanlage mit konzentrierter Schwefelsäure und Phosphor- 

 pentoxyd vollkommen von Feuchtigkeit zu befreien ; auch muss man 

 das Eindringen von Wasserdampf von der Saugpumpe her durch 

 zwischengeschaltete Trockenapparate verhindern. Käuflicher Wasser- 

 stoff ist in der Regel sauerstoffhaltig und wird in einem Verbren- 

 nungsofen durch eine lange Schicht von erhitztem Kupferdrahtnetz 

 gereinigt. 



Wenn der Vakuumkessel nur noch mit verdünntem Wasserstoff 

 von 10—20 mm Druck gefüllt ist, schaltet man den elektrischen Strom 

 ein. Der auf der Photographie 9 ) Fig. 5 gut sichtbare Transformator 

 enthält 100 Primärwindungen von -t mm Durchmesser und wird ge- 

 spiesen mit Wechselstrom von 110 Volt Spannung. Seine aus 12 

 Windungen von Kupferband (105 mm 2 Querschnitt) bestehende 

 Sekundärwicklung gestattet durch verschiedene Schaltung die Ent- 

 nahme von Spannungen in der Höhe von 2, 4, 6 oder 12 Volt. Die 

 maximale, aus der Sekundärwicklung zu entnehmende Stromstärke 

 bei der niedersten Spannung von 2 Voll veranschlagen wir auf 2500 



r 'i Von Herrn Köhler aufgenommen. 



