Ein elektrischer Wblframrolir- Vakuumofen. 133 



Ampere, bei einer Primärstromstärke von 55 Ampère. Allerdings 

 hat sich gezeigt, dass die Wolframröhren meist einer höheren Span- 

 nung bedürfen, doch erlaubt unsere Konstruktion, durch eine ver- 

 änderte Schaltung im Primärstromkreise, auch bei 4 Volt Spannung 

 dieselbe Stromstärke zu entnehmen, wobei allerdings primär bis zu 

 100 Ampère oder also 11 Kilowatt aufgewendet werden müssen. Man 

 sieht aus dem Bilde auch die starken Kupferkabel von je 2 mal 

 310 mm 2 Querschnitt, die den Sekundärstrom dem Ofen zuführen. 

 Beim Bau des Transformators erfreuten wir uns ebenfalls der ausge- 

 zeichneten Hilfe des Herrn A. Köhler. 



Das Anheizen einer neuen Röhre darf nur sehr langsam ge- 

 schehen. Zeigen sich helle Ringe, so kommt dies von ungleichmässiger 

 Dichte des schlecht zusammengestampften Materials. Es ist uns ge- 

 legentlich gelungen, auch solche Röhren brauchbar zu machen, indem 

 wir während des Erhitzens einen Druck in axialer Richtung auf die 

 einseitig festgekeilte Röhre durch eine grosse Kupferfeder ausübten. 

 Man erhitzt nun immer höher, wobei die Röhre in ihrem ganzen Ver- 

 lauf gleichmässig hell erscheinen und an den Enden gegen die kalten 

 Elektroden hin einen gleichmässigen Temperaturabfall zeigen muss. 



Wenn eine Röhre sich bei diesem ersten Erhitzungsversuch bis 

 etwa 2000° bewährt hat, so ist sie noch viel fester und widerstands- 

 fähiger geworden und vermag nun in der Regel eine ganze Anzahl von 

 Operationen bei Temperaturen bis und über 2000° auszuhalten. Um 

 möglichst hohe Temperaturen zu erzielen ohne doch allzugrosse 

 Mengen elektrischer Energie aufwenden zu müssen, haben wir die 

 Wolframröhren abgedreht und dadurch ihre Wandstärke vermindert : 

 in der Figur 2 ist dies angedeutet. 



Wesentliche Ersparnisse an elektrischer Energie lassen sich er- 

 zielen, wenn man die Verluste durch Strahlung mit Hilfe eines feuer- 

 beständigen Schirmes vermindert. Zu diesem Zwecke haben wir ein 

 ziemlich weites, aus einem Veitscher Magnesiatiegel herausgesagtes 

 Magnesiarohr angewendet, das auf dem vorspringenden Rand der 

 Bodenplatten der Elektroden ruht. Zum bequemeren Einsetzen ist 

 • luv Magnesiarohr der Länge nach in zwei Hälften zerschnitten. Es 

 i-i ausserdem an einer Seite mit einer auf beide Hälften über- 

 greifenden runden Öffnung versehen, um seitliche Temperaturbe- 

 obachtung zu erlauben, Das Magnesiarohr ist auf der Zeichnung 

 Figur 4 sowie auf der unten folgenden Photographie Figur 6 

 zu sehen. 



Im allgemeinen wird bei den eigentlichen Erhitzungsversuchen 

 der Deckel saml Elektroden so eingesetzt, dass die Beobachtung der 

 im liiiienn der Röhre befindlichen Körper und ihre Temperatur in 

 axialer Richtung eri'olgi vergl. Figur 2 und '■)). Manchmal ist es 



