Ein elektrischer Woltramrohr-Vakuumofen. 135 



indes bei orientirenden Versuchen bequem, die Temperatur der 

 Wolframröhre statt der Temperatur des Schmelzg'utes zu bestimmen, 

 was durch Umstellung des Deckels ohne Schwierigkeit erzielt wird. 

 Die Temperaturmessung geschieht mit dem W anner-Py romster 

 von Dr. R. Hase in Hannover). Selbstverständlich muss an der direkt 

 abgelesenen Temperatur eine Korrektion angebracht werden, weil die 

 Strahlen des zu messenden Körpers durch zwei dicke Spiegelglas- 

 scheiben und eine Wasserschicht ins optische Pyrometer gelangen. 

 Die Korrektion ist für das Gebiet zwischen 1100° und 1400° ermittelt 

 worden, indem ein Platinblech durch einen elektrischen Strom 

 glühend gemacht und die Temperatur einmal bei direkter Ablesung in 

 der Luft, das andere Mal durch Anvisieren des in den Kessel ge- 

 stellten Glühkörpers bestimmt wurde. Die Differenz ergab sich zu 

 40". Die Photographie Figur 6 zeigt den betriebsfähigen Vakuum- 

 ofen 10 ) mit dem Transformator, den Messinstrumenten zur Bestim- 

 mung von Spannung und Stromstärke im Primärstromkreis, reinem 

 Voltmeter zur Bestimmung der Spannung im Sekundärstromkreis, 

 und dem Pyrometer samt seinem in einen Kasten eingebauten Akku- 

 mulator. 



Wir möchten diese Beschreibung des Wolframrohr- Vakuumofens 

 nicht schliessen, ohne unserer Befriedigung und unserem Dank Aus- 

 druck zu geben, dass die Behörden beim Neubau der Chemischen An- 

 stalt eine genügende Versorgung mit elektrischer Energie ermöglicht 

 haben, um derartige Arbeiten mit Erfolg durchzuführen. 



Basel, Anorganische Abteilung d. Chem. Anstalt. 



10 ) \'.s wäre ein Leichtes, unseren Vakuumofen so umzubauen, dass er 

 auch als Liclithogeiiofen zu verwenden ist im Sinne dev Konstruktion von /.. 

 Weiss uml /•_". Neumann, Zeitschr. I'. anorg. Chem. 05. 248 (1910), indem man 

 die isolierte Elektrode zum Festhalten des einen gepressten Metallstabes be- 

 nützt, den andern .Metallslab in der Querröhre der zweiten Elektrode in einer 

 geeigneten Fassung beweglich anordnet, und die Distanz der Stäbe durch ein 

 Zahngetriebe reguliert, das durch Vermittlung einer im Deekel anzubringenden 

 Stopfbüchse zu betätigen wäre. 



Manuskripl eingegangen 30. April 1913. 



