Luftwiderstandsapparat. 43 
stanten Abstand der Linie a—b vom Kardan C, also für gleichblei- 
benden Hebelarm, gesorgt wird,*) eine einmalige Aichung der 
Skalen H und V für mehrere Versuchsreihen genügen. Die Aichung 
geschieht direkt mit Hilfe von Gewichtstücken, auf einer leichten 
Schale, die man unter Verwendung von Faden und leichtgehender 
Friktionsrolle an einem kleinen im Mittelpunkt der Platte A ange- 
brachten Ringe einmal im Sinne der Vertikalkomponente, das andere- 
mal horizontal angreifen lässt. (In Ermangelung einer leicht genug 
laufenden Friktionsrolle habe ich mir aus 1 mm starkem Messing- 
draht leichte Räder mit 4 Speichen von ca. 10 cm Durchmesser 
hergestellt, deren Achsen auf Glasplättchen spielten und die bei 
richtiger Ausbalanzierung gute Dienste leisteten.) 
Den Luftstrom erzeugte ein kleiner Elektromotor, welcher auf 
seiner Achse einen 4flügeligen Ventilator trug. Die Flügel des 
Ventilators liefen in einem Blechzylinder von 35 em Durchmesser, 
der in seinem Vorderteile durch Querwände in 16 Fächer eingeteilt 
war, um eine Schraubenbewegung des Luftstromes zu verhindern. 
Ein Blechkonus von 40 cm Länge, der sich von 35 cm Durchmesser 
auf 25 em Durchmesser verjüngte, konzentrierte den Luftstrom 
etwas. Bei allen Versuchen befand sich die Platte in 40 cm Abstand 
von der Mündung des Blechkonus. 
Mittels eines kleinen Schalenkreuz-Anemometers der Firma 
Fuess wurde jeweils die Messung der Luftgeschwindigkeit aus- 
geführt. Es zeigte sich dabei, dass der Ventilator leider nicht gleich- 
mässig arbeitete, ein Umstand, der allerdings die Messungen etwas 
erschwerte und gewisse Vorsichtsmassregeln erforderte. So wurde 
zur Kontrolle etwaiger Schwankungen der Luftgeschwindigkeit ein 
kleines Pendelanemometer in eine Kammer des grossen Ventilator- 
zylinders eingeführt, welches dann die Abweichungen erkennen 
und berücksichtigen liess. Wenn ich im folgenden dennoch Mes- 
sungen mit dem Apparate angebe, so geschieht dies in der Haupt- 
sache, um die Verwendbarkeit des Luftwiderstands-Apparates dar- 
zutun; ich bin mir dabei der Mängel der Resultate, die aus den 
etwas ungenügenden Hilfsmitteln (besonders bei dem improvisierten 
Ventilator) entsprangen, recht wohl bewusst. 
B. Versuche. 
1. Der Druck auf eine zum Luftstrome senkrecht gestellte 
Fläche. Wenn F die Oberfläche der Platte in Quadratmetern, v die 
Geschwindigkeit des Luftstromes in Metern pro Sekunde darstellt, 
4) Der Hebel D ist zweckmässig so einzurichten, dass durch Aus- 
ziehen der Fassung der Abstand der Achse a--b vom Cardan für verschie- 
dene Platten konstant bleibt. 
