56 Fr. Klingelfuss. 
folgende Mitteilung kann sich daher auf die Angaben der Ver- 
suchsanordnung und die Resultate für die Spannungsmessungen an 
der gedämpften Welle beschränken. 
4 
DER 
Zur Durchführung dieser Versuche wurde ein, aus Gründen, 
die schon früher beschrieben 6) worden sind, in der Mitte seiner 
Sekundärspule unterteiltes Induktorium für 50 em Funkenlänge be- 
nützt. Dieses Induktorium hat auf jeder Spulenhälfte 30 000 Win- 
dungen von gleicher Länge und symmetrisch gleichwertigem Dielek- 
trikum. Es wurde sorgfältig dafür gesorgt, dass die beiden Spulen- 
hälften in diesen Bestimmungsgrössen übereinstimmen. Nicht 
immer genau gleich gross ist hingegen, wegen der vorkommenden 
kleinen Differenzen im Drahtquerschnitt, der Ohm’sche Wider- 
stand. Diese Differenz kann aber mit Rücksicht auf den sehr 
hohen Wechselstrom-Widerstand solcher Induktionsspulen unbedenk- 
lich vernachlässigt werden. An derartigen Spulen liegt, wie ich 
früher schon nachgewiesen habe®), das Potential des einen Ent- 
ladepoles genau so hoch über dem Erdpotential, als dasjenige 
des anderen unter demselben liest, und es herrscht in der Mitte 
zwischen beiden, das ist an der Verbindungsstelle der beiden Spulen- 
hälften, keine Potentialdifferenz gegen Erde. (Bei einer Prüfung, 
wobei zwischen den beiden Entladepolen Funken von 40 cm Länge 
übersprangen, schlug ein von dieser Verbindungsstelle nach Erde 
eingeschaltetes Elektromotor nur auf 60 Volt aus, eine Spannung, 
die in bezug auf das dabei herrschende Funkenpotential von bei- 
läufig 220 000 Volt überraschend klein ist.) Davon ausgehend, dass 
die hochfrequenten Schwingungen bei der Ionisationsspannung sich 
an den Enden der Spulen abspielen, wurde in der Spulenmitte, 
zwischen die beiden Spulenhälften, also da, wo die Schwingungen 
stark gedämpft verlaufen müssen, eine Spule mit einer kleinen 
Anzahl Windungen eingeschaltet, die für das Messbereich eines 
Thomson’schen Multizellularelektrometers von Hartmann & Braun 
abgeglichen war. Die Skalenteilung dieses Instrumentes reichte von 
60 bis 160 Volt. Wegen der Trägheit der Zeigereinstellung ist das 
Instrument für die Ablesung im vorliegenden Falle nicht sehr an- 
genehm. Es wurde später durch ein Hitzdrahtinstrument mit ähn- 
lichem Skalenbereich mit gutem Erfolg ersetzt. Ausserdem wurde 
zwischen die Spulenhälften ein Milliamperemeter vom Typus Deprez 
6) Vorgetragen in der Sitzung der physikal. Abteilung der 80. Ver- 
sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Köln 1908. 
