68 A. Hagenbach und H. Veillon. 
der Metallbogen scheint überhaupt wenig bestimmtes Beobachtungs- 
material vorzuliegen. 
Methode der Untersuchung. 
Die Untersuchung wurde ausschliesslich mit Kupferelektroden 
dürchgeführt. Da sich nämlich die Verhältnisse komplizierter ge- 
stalteten, als man bis jetzt annahm, so schien es uns zweckmäs- 
siger, zuerst die Erscheinungen bei einem Metall festzustellen 
und aufzuklären. Als Elektroden dienten runde Stäbe aus gewöhn- 
lichem Kupfer von 10 mm Durchmesser. Die Elektroden zeigten 
nur geringe spektroskopische Verunreinigungen von Silber und 
Blei. Die Lampe befand sich in einem Kessel eingeschlossen (1), 
während ihre Reguliervorrichtung durch Stopfbüchsen hindurch 
nach aussen hervorragte. Vorn am Kessel?) war ein Ansatz mit 
einem Quarzplattenverschluss. Die Elektroden standen vertikal, 
die negative stets oben, weil es sich als günstiger erwies, die Er- 
wärmung der Anode nicht zu begünstigen. 
Die Grösse des Bogens wurde mittels des projizierten Bildes 
bestimmt; dazu entwarfen wir mit einem photographischen Ob- 
jektive ein Bild des Bogens auf einen entsprechend vergrösserten 
Masstab, auf einem weissen Schirm aufgezeichnet, sodass die Länge 
jederzeit direkt in Millimetern abgelesen werden konnte. 
Im Kessel befand sich zuerst gewöhnliche Luft, die mit einer 
maschinell betriebenen Pumpe auf den gewünschten Druck ge- 
bracht werden konnte. Die Luft wurde später durch Kohlensäure 
oder Stickstoff aus Bomben ersetzt. Als Elektrizitätsquelle diente 
das städtische Gleichstromnetz mit 220 oder 440 Volt. Mit Vor- 
schaltwiderständen wurde die Stromstärke reguliert. (Gremessen 
wurde die Stromstärke mit einem Siemens’schen Präzisionsampere- 
meter, die Spannung mit einem Voltmeter der Land- und Seekabel- 
werke. Je nach der Elektrodenspannung kam ein solches mit einem 
Bereich von 0—75 oder 0—500 zur Verwendung. Bei letzterem 
war zwar die Ablesungsgenauigkeit geringer, aber bei raschen 
Aenderungen die Pendelung der Nadel geringer und dadurch die 
Einstellung rascher, was sich als sehr vorteilhaft erwies. Das Volt- 
meter war direkt an den Stromeinführungsstellen im Kessel ange- 
schlossen. 
Wie wir später sehen werden, blieb der Bogen meistens nıcht 
dauernd in einem Zustand, sondern die Entladungsformen wech- 
selten oft rasch nach einander ab, so dass für eine zu beobach- 
2) Eine genaue Beschreibung davon findet sich in der zitierten Ab- 
handlung von A. Hagenbach. (1.) 
