162 



H. Zickendraht. 



Tabelle 5. 



a) Lange- Wellen- ( Schwungrad-) Schaltung. Morsestriche eines 

 Pariser Zeitungsberichtes. 



Selbstinduktion 



Kapazität 



Ablenkung am Saitengalvanometer 



'1338 000 cm 



170 cm 



3-4 Skalenteile 



1043 000 „ 



480 „ 



2-3 



764 000 „ 



740 „ 



2-3 



522 200 „ 



1340 „ 



1-7-2 



b) Kurze-Wellen-Schaltung. 

 Télégrammes. 



Morsestriche desselben Pariser 



Selbstinduktion 



Kapazität 



Ablenkung am 



Saite ngalvanometer 



2 613 000 cm 



1060 cm 



2,2-3,3 



Skalenteiie 



3 143 000 „ 



705 „ 



2-3 



M 



3 743 000 „ 



435 „ 



1-2,2 



>; 



4 409 000 „ 



340 „ 



1-2 



» 



5 117 000 „ 



290 „ 



1-1,7 



» 



In beiden Fällen war rein induktive Kopplung zwischen An- 

 tennen und Detektorkreis verwendet worden, die Antennenabstimm- 

 spule befand sich in konstanter Entfernung (3,5 cm) von der Detektor- 

 kreisspule. Die angegebenen Selbstinduktionswerte sind die mit der 

 Brücke gemessenen, sie können daher hier nicht als absolut gelten, da 

 in Tabelle 5 die Änderung des Selbstinduktionskoeffizienten mit 

 Wellenlänge und Abstand von der gegenüberliegenden Spule wie auch 

 die Spulenkapazität nicht berücksichtigt sind. Trotzdem ist die 

 Lockerung der Kopplung durch Vergrössern der Kapazität im Falle a) 

 durch Verkleinerung derselben im Falle b) deutlich zu sehen. 



e) Die ,, Wellenmesser "schaltung. Eine Schätzung der Wellen- 

 länge einer aufgenommenen Station ist auf folgendem Wege möglich. 

 Unter Verwendung der untern Spule und des Variometers sucht man 

 die betreffende Station auf, indem man den Detektorkreis induktiv 



so lose wie irgend möglich koppelt. Es 

 geschieht dies am besten durch eine mög- 

 lichst grosse Distanz zwischen unterer 

 /~r* und oberer Spule, dann ist der An- 



ç^> ç-Ç5 \~~, 1 tennenkreis auf die zu schätzende Welle 



abgestimmt. (Zu beachten sind die 

 unter b und in Tabelle 3 niedergelegten 

 Beobachtungen ! ) Aus der obern Spule, 

 an welcher man den Detektor und das 

 Telephon (resp. Galvanometer) belässt, 

 und dem Drehkondensator wird sodann 

 ein geschlossener Schwingungskreis ge- 

 Fie-. 9. bildet und durch Variation der Schwin- 



