164 H. Zickendraht. 



also, vorausgesetzt dass man den dort verwendeten Kondensator als 

 von der Frequenz unabhängig betrachten darf, den Einfluss der 

 Frequenz (5 X 10 5 Schwingungen oder X = 600 m) sowie die Spulen- 

 kapazität. Tabelle 6 veranschaulicht den Unterschied zwischen den 

 berechneten Selbstinduktionen L' und den mit Brücke und Nieder- 

 frequenz erhaltenen Werten L für das kleine Zylindervariometer. 



Tabelle 6. 



Drehungswinkel. 0° 20° 40° 60° 90° 120° 140° 180° 



Selbstindukt. L 86900 100000 153100 211600 296 000 374000 436 700 518000 

 Selbstindukt. L' 85200 100100 150 600 222 200 312400 396 200 492 600 569 600 



Bei hohen Selbstinduktionswerten, wo der Wicklungssinn der 

 beiden Spulen derselbe ist, überwiegt der Einfluss der Kapazität über 

 denjenigen der Frequenz, während sich bei den kleinen Selbstinduk- 

 tionen die verkleinernde Wirkung der Frequenz geltend zu machen 

 beginnt. Für angenäherte Wellenmessungen lässt sich also besonders 

 bei kleinen Induktionswerten die Brückeneichung des Zylinder- 

 variometers verwenden. Tabelle 7 gibt die selben Verhältnisse für 

 eine der beiden Flachspulen bei verschiedenen Wellenlängen. 



Tabelle 7. 



Wellenlänge 



6000 m 



5000 m 



4000 m 



3000 m 



2000 m 



Selbstinduktion L 



5 117 000 



5 117 000 



5 117 000 



5 117 000 



5 117 000 



Selbstinduktion V 



5 771000 



5 809 000 



5 749 000 



5 845 000 



6 537 000 



Der Unterschied ist recht beträchtlich und nimmt erst bei 

 sehr grossen Wellenlängen soweit ab, dass L mit L' ohne groben Fehler 

 vertauscht werden kann. Komplizierter wegen des freien Spulen- 

 endes werden die Verhältnisse, wenn Teile der Flachspule derselben 

 Untersuchung unterworfen werden, immer zeigte sich L' grösser wie 

 L, das war auch der Grund, weshalb die Wellenschätzungen nach der 

 Methode e regelmässig zu klein ausfielen, wenn die mit der Brücke 

 gewonnenen Selbstinduktionswerte zur Berechnung von X benutzt 

 wurden. 



f) Im oben beschriebenen Falle spielt der Umstand eine wich- 

 tige Bolle, dass an den zur Berechnung der Welle benutzten Mess- 

 kreis der Detektor und das Telephon oder Galvanometer angeschlossen 

 werden müssen. Man kann die Anordnung so auffassen, wie wenn 

 parallel zum Drehkondensator noch eine kleine Kapazität und haupt- 

 sächlich ein grosser Ohm'scher Widerstand geschaltet wäre. Es steht 

 ausser Zweifel, dass dadurch die Konstanten des Kreises beeinflusst 



