Eine universelle radiotelegraphische Empfangsanordnung. 



165 



V 



X 



r 



f 



— cg 



SP 



c 



c^> 



werden. 10 ) Auf folgende Art wird diesem Übelstande begegnet: 

 Anstatt den Resonanzindikator wie oben an den Messkreis zu legen, 

 lässt man ihn in sehr loser Kopplung am abgestimmten Antennen- 

 kreise, wo er, wie Tabelle 3 zeigte, in diesem Falle keine Verstimmung 

 hervorruft. Nun wird der zweite nur aus Selbstinduktion und Ka- 

 pazität bestehende geschlossene Messkreis lose mit dem Antennen- 

 kreise gekoppelt und auf die Schwin- 

 gung des letztern abgestimmt. Man be- 

 merkt dann, dass bei einer bestimmten 

 Welle des Messkreises eine vollständige 

 „Auslöschung" der Schwingungen im 

 Antennenkreise eintritt, d. h. das Emp- 

 fangstelephon schweigt oder das Gal- s^r 

 vanometer wird stromlos. Dieses Ver- 

 fahren der Auslöschschaltung stellt also 

 eine iSTullmethode dar. Ein Beispiel 

 möge es weiter illustrieren : 



Wellenmessung an einem Pariser 

 Zeitungstelegramm. Mit Variometer 

 und unterer Flachspule wird die An- 

 tenne auf die Pariser Welle abgestimmt. 

 Dabei wird, um jede verstimmende 



Rückwirkung zu vermeiden, der früher erwähnte kleine aperiodische 

 Kreis in losester Kopplung als Indikator verwendet. Hierauf stellt 

 man mittels oberer Spule und Drehkondensator auf Auslöschung des 

 Empfangs ein und erhält : 



Selbstinduktion 2 490 000 cm Kapazität 480 cm À = 2172 m 

 oder „ 1 480 000 cm „ 770 cm À = 212*1 m 



Die Selbstinduktionswerte sind hiebei nicht die mit Brücke ge- 

 messenen, sondern in der oben entwickelten Weise auf Spulenkapazität 

 und Frequenz korrigiert. 



Auf die nähern Bedingungen der Auslöschschaltung kann erst 

 nach weiterem genauem Studium eingetreten werden. 



()) Hier sehliessen sich nun alle Schaltungen an, welche auf 

 dem eingangs beschriebenen aus beiden Flachspulen kombinierten 

 Variometer beruhen. Das Grundprinzip der Schaltung selbst, die mit 

 der unter b entwickelten identisch ist, bietet nichts neues. Deswegen 

 sei hier bloss der mit unsrer Anordnung und der kleinen fünf drahtigen 

 Antenne erzielbare Wellen-Messbereich angeführt und dabei an die 

 Daten der Tabelle ! erinnert . 



Fig. 10. 



'") Vgl. /. B. //. Rein, loc. cit. p. 25. 



