198 

 eau produit une augmentation de la calorification. Enfin si, par ha- 

 sard, les selles devenaient trop faciles, il faudrait en cesser pendant 

 quelque temps l'emploi. 



— M. P. Defois, interne des hôpitaux, présente la nota suivante : 



APPAREIL A INJECTIONS HISTOLOGIQUES. 



Les micrographes s'accordent à reconnaître que les injections his- 

 tologiques sont difficiles ; qu'elles exigent de l'opérateur autant d'habi- 

 tude, autant d'habileté que de patience. 



Depuis longtemps nous avions reconnu aux instruments habituelle- 

 ment employés des inconvénients qui font que le succès des injections 

 n'est pas toujours assuré. Nous avons cherché un appareil qui rendît 

 l'opération plus facile et plus sûre. Les résultats vraiment remar- 

 quables que nous avons obtenus nous ont engagé à les porter à la 

 connaissance de la Société de biologie. 



Après avoir démontré les principes sur lesquels repose l'instru- 

 ment, nous le publions aujourd'hui dans tous ses détails. 



Nous avons cherché à nous rapprocher autant que possible de l'or- 

 gane qui fait cheminer avec tant de facilité le sang dans tout le sys- 

 tème circulatoire. Nous avons imité la tension et l'intermittence arté- 

 l'ielles. Ces conditions permettront encore d'utiUser l'instrument en 

 physiologie pour l'étude de certaines fonctions. 



DESCRIPTION DE l'aPPAREIL. 



L'appareil se compose de trois parties principalee : 



Un récipient A, 



Un compresseur B, 



Un manomètre G (fig. 1). 



Récipient (A, fig. 1). 



Il est destiné à recevoir, et la matière à injection et l'air qui doit 

 la comprimer. C'est un cylindre en verre, fermé à ses extrémités par 

 deux armatures métalliques . Le verre doit être soigneusement recuit 

 pour éviter qu'il ne se brise sous l'influence des variations de tem- 

 pérature. 



L'armature inférieure (1,'fig. 1) est fixe et munie d'un robinet (9, 

 fig. 1) ; un tube en caoutchouc (2, fig. 1) y est adapté et sert à con- 

 diiire la matière d injection. 



L'armature supérieure (8, fig. 1) s'enlève à volonté, de façon à per- 

 mettre l'introduction des Uquides injectables. Elle doit fermer hermé- 

 tiquement, et pour cela, elle se visse sur une bague fixée au manchon. 



