199 

 Deux l'obinets (3, 4, fig. 1) sont placés sur les parties latérales du 

 couvei'cle ; nous verrons plus loin leur usage. 

 Compresseur (B, fig. 1). 

 Ce n'est autre chose qu'une poire en caoutchouc , munie de deux 

 soupapes (6, 7, fig. 1), s'ouvrant dans le môme sens ; une à chaque 

 extrémité. Un tube en caoutchouc, à droite et à gauche, la met en 

 communication, par les robinets, avec le récipient. 



Manomètre (C, fig. 1). 



Il repose sur le centre du couvercle, et peut être mis en communi- 

 cation avec le récipient, à l'aide d'un orifice que présente l'armature. 

 Un robinet (5, fig. 1) permet d'établir ou d'interrompre cette commu- 

 nication. 



La figure 2 représente, en grandeur naturelle, le détail de ce mano- 

 mètre. 



Il se compose d'une cuvette en verre, à moitié remplie de mercure 

 (2, fig, 2) : c'est la cuvette manométrique. Sur les parties latérales de 

 celle-ci, on voit une petite ouverture circulaire (1, fig. 2) qui per- 

 met à l'air du récipient de communiquer avec celle de la cuvette. 



Un tube d'un petit diamètre (3, fig. 2) vient plonger dans le mer- 

 cure , en traversant un bouchon qui ferme la partie supérieure de la 

 cuvette. On a dès lors un manomètre. 



Pour le fixer hermétiquement sur le couvercle du récipient, on a 

 adapté à la cuvette un renflement métallique (4, fig, 2) qui s'ajuste 

 parfaitement sur une cavité correspondante que présente l'appendice 

 du couvercle (C, fig. 1). Une virole à bague, en se vissant, maintient 

 alors le manomètre parfaitement appliqué. 



Nous avons ainsi un tube manométrique à air libre qui donne très- 

 exactement la mesure des plus faibles pressions. Il a environ 20 cen- 

 timètres de hauteur, et ces dimensions sont plus que suffisantes pour 

 les injections histologiques. Mais prévoyant le cas où , en anatomie 

 macroscopique, on voudrait avoir l'ecours à de plus fortes pressions 

 pour hydrotomiser des cadavres, œdématier des parties qu'on vou- 

 drait durcir en cet état, par un artifice des plus simples, nous avons 

 fait qu'on pût ti*ansformer à volonté le manomètre à air libre en ma- 

 nomètre à air comprimé. Pour cela, il suffit d'adapter à la pax'tie supé- 

 rieure du tube manométrique un système i-eprésenté fig. 3, 



On voit que la pièce B (fig. 3) en forme de bouton, munie d'un pas 

 de vis et présentant un petit tampon de liège à sa partie inférieure 

 (1, B, fig. 3), peut s'introduire dans la pièce A (fig. 3) qui est tarau- 

 dée extérieurement. Il en résulte qu'on peut, en la vissant, fermer com- 

 plètement l'orifice supéi'ieur du tube. Le manomètre est alors à air 



