200 

 comprimé. Une petite ouverture latérale suï la pièce À (2, fig. 3f) fait 

 que le manomètre devient à air libre lorsqu'on dévisse le bouchon d'un 

 tour sans être obligé de l'enlever complètement. Il est clair que deux 

 grâ#uationS doivent s'appliquer au tube, l'unie en centimètres, etc., 

 l'autre suivant la loi dé Mariette. 



Maintenant que les diverses parties de l'appareil nous sont con- 

 nues, comment allons-nous en comprendre le fonctioniiemenl;? Com- 

 ment allons-nous obtenir tension et intermittence ? 



En voyant le compresseur communiquer par ses deux extrémités 

 avec les parties latérales du récipient, on se demande où l'on prendra 

 l'air qu'on doit y introduire pour établir la pression sur les liquides à 

 injecter. La direction des soupapes (6, 7, âg. 1) fait voir qu'en com- 

 primant la poire on pousse l'air suivant la direction ab , et qu'en la 

 relâchant on aspire suivant la direction cd, et qu'ainsi il est impos- 

 sible d'obtenir une certaine pression. 11 nous faut donc une prise d'air 

 à l'extéi'ieur. Il est vrai qu'on pourrait l'avoir en séparant le tube en 

 caoutchouc du robinet (4, fig. 1). Une légère modification de ce der- 

 nier ne rend pas cette manœuvre nécessaire. En effet, une échancrure 

 a été pratiquée (1, fig. 4) , dans le bouchon du robinet, et la figure 

 montre clairement la possibilité d'une prise d^air à l'extérieur suivant 

 la dii'ection des flèches. On peut donc, sans déplacer le tube en 

 caoutchouc, comprimer de l'air dans le récipient ; nous avons, dès 

 lors, la tension; comment allons-nous avoir l^intermittence? 



Il suffit, pour eela, d'amener le robinet dans la position que repré- 

 sente la figure 5. On établit ainsi la communication entre le compresseur 

 et le récipient. Rappelons-nous qu'Ù y a déjà dans l'appareil une cer- 

 taine pression. Si maintenant nous venons à comprimer et relâcher 

 alternativement la poire , nous aurons des variations de pression et, 

 par suite, intermittence. 



Le récipient décrit pourrait paraître de petite capacité quand on 

 veut injecter des animaux d^un certain volume ; mais on peut l'ali- 

 menter facilement et y faire passer d'énormes quantités de solutions : 

 il faut fermer le robinet inférieur (la tension du liquide existe encore 

 dans le tube en caoutchouc, 2 fig, 1), enlever le manomètre et à l'aide 

 d'un entonnoir remplir de nouveau l'appareil ; puis le manomètre étant 

 remis en place, la pression étant rétablie, le robinet est alors ouvert, 

 et l'opération continue sans avoir pour ainsi dire subi d'interruption. 



S'agit-il d'opérer sur des organes isolément ou sur de très-petits 

 animaux ? La forme et la dimension du récipient permettent d'utiliser 

 des quantités minimes de solution. 



Telle est la construction et la manoeuvre de l'appareil. 



Jusqu'ici nous avons été conduit par la théorie ; mais si rationnelle 



