146 



les courants forts ne pouvaient ramener la sensibilité, ils ont seulement 

 rappelé ce qu'ils avaient constaté dans des expériences déterminées. De 

 plus, d'après ce que nous avons vu, la sensibilité revient à la fois par 

 les deux pôles, lorsque l'un d'eux est appliqué sur la tête et l'autre sur 

 le membre inférieur : c'est la région moyenne qui reste le plus long- 

 temps insensible. 



fSéancc du 2 A mars 1897. 



M. Galezowski fait une communication sur certaines paralysies lo- 

 calisées des muscles de l'œil dans l'ataxie locomotrice. (Voir aux Mé- 

 moires.) 



optique physiologique. focometre. 



M. Badal présente un focomètre basé sur le même principe que son 

 optomètre, et qui en diffère par les points suivants : 



1° Suppression du pied de la crémaillère, ce qui réduit des trois 

 quarts le prix de l'instrument ; 



2° Substitution d'un simple verre dépoli à la plaque d'épreuve photo- 

 graphique. 



La lentille ou le verre de lunette dont on cherche la distance focale 

 s'applique contre l'ouverture du tube qui, dans l'optométre, constitue 

 l'oculaire ; l'observateur se place du côté opposé à la distance qui lui 

 paraît le plus convenable pour sa vue. Le focomètre n'est donc autre 

 chose qu'un optomètre renversé. 



L'instrument présente cet avantage que, l'expérimentateur, qu'il 

 soit myope, hypermétrope, astigmate ou presbyte, n'a pas à en tenir 

 compte ; il n'est besoin d'aucun calcul ; tout se réduit à chercher la 

 mise au point la plus exacte possible, d'une plaque de verre dépolie, 

 sur laquelle vient se peindre l'image d'un objet éloigné (arbre ou tuyau 

 de cheminée, etc.), vu à travers la lentille qui se trouve fixée dans le 

 tube. La puissance réfringente de cette seconde lentille et sa distance 

 au point où se placent les verres à essayer ont été déterminés par le 

 calcul, de telle façon que la plaque du verre dépoli se déplace régulière- 

 ment de 1 millimètre par chaque quart de dioptrie métrique, ce qui 

 correspond à la plus faible différence entre deux numéros consécutifs 

 des nouvelles boîtes d'oculistes. Le n^' 1 de la graduation correspond au 

 verre de la dioptrie (i/36 ancien), le n° 2 au verre de deux dioptries 

 (1/18 ancien), etc. 



A l'aide de ce focomètre, il n'est personne qui ne puisse apprécier des 

 différences de 1/4 et même de 1/5 de dioptrie (1/180 ancien), c'est-à- 



