300 



G=î^' = 0,77 

 18860 



et que la richesse globulaire de ce sang sera 



R = 4,715,000 X 0,77 = 3,630,550. 



Les teintes fabriquées par M. Hayem représentent des dilutions de 

 sang ne variant entre elles que de 1/2000. Vues à travers une cou- 

 che de liquide, elles simulent parfaitement le mélange sanguin, et, 

 quand on a trouvé la teinte exacte, il est difficile, surtout si l'on n'est 

 pas au courant des détails de l'opération, de distinguer la cuvette con- 

 tenant le sang dilué de celle qui renferme l'eau pure. 



A l'aide de ce procédé, et même en opérant avec une cuvette simple, 

 M. Hayem a pu poursuivre ses recherches cliniques et entreprendre des 

 expériences pathologiques exigeant une grande précision. Il estime qu'il 

 est impossible de se tromper sur la valeur d'une teinte à l'autre, si l'on 

 veut bien prendre certaines précautions relatives à l'éclairage. Il faut, en 

 se tournant du côté du Nord ou de l'Est, choisir un jour venant d'en 

 haut, de façon à ce que la table de travail soit dans la pénombre. Cette 

 disposition est toujours facile à réaliser à l'aide d'un écran. 



M. Hayem a, en outre, remarqué que la couleur de l'hémoglobine 

 varie avec l'état de l'atmosphère. Par un temps couvert, et toutes les 

 fois qu'on a devant soi des nuages blancs ou gris, les dilutions de sang 

 sont jaune-orangé-rougfe; lorsque le ciel est d'un bleu pur et que la 

 lumière solaire (diffuse) est très-intense, les dilutions sont jaune- 

 orangé-jaune. Cette différence est encore appréciable lorsqu'on prend 

 soin de tamiser à travers un verre dépoli la lumière qui vient éclairer les 

 mélanges sanguins. Pour obvier à cet inconvénient, et pour pouvoir 

 travailler par tous les temps, sans erreur possible, M. Hayem a fabri- 

 qué deux échelles, l'une pour la gamme tirant sur le rouge et l'autre 

 pour celle qui tire sur le jaune. 



Pour se rendre compte de la valeur de la méthode des teintes colo- 

 rées avec examen des dilutions sanguines par lumière réiléchie , 

 M. Hayem a poursuivi les essais qu'il a entrepris avec le « colorimétre » 

 de Duboscq. 



Il a fait subir à cet instrument quelques modifications, et comme 

 étalons, il a employé successivement les substances suivantes : 1° une 

 solution de picro-carmin, analogue à celle dont se sert M. Malassez ; 

 2*^ une solution d'hémoglobine Brisson glycérinée ; 3° un objet coloré et 

 transparent formé par une couche de papier à filtre fin trempé dans du 

 picro-carmin glycérine et monté entre deux lames, comme une prépa- 

 ration microscopique ; 4° un quartz taillé dans le rouge ou l'orangé et 

 placé entre deux prismes Nicol, afin d'essayer un procédé recommandé 



