301 



par M. Andrieux pour l'examen des vins fuchsine's, à l'aide de la lu- 

 mière polarise'e (Voir La sophisiicaticn des vins, par A. Gautier, 

 Paris, 1877.) 



Aucun de ces moyens ne lui a permis d'obtenir des résultats aussi 

 nets et aussi constants que ceux donne's par le procédé des teintes colo- 

 riées. De plus, tous exigent un instrument relativement volumineux et 

 compliqué, ainsi que l'emploi d'une beaucoup plus grande quantité de 

 sang, ce qui est un désavantage sérieux pour les études cliniques ; enfin, 

 la graduation du colorimètre, quel que soit l'étalon employé, est plus dif- 

 ficile et plus incertaine que celle des dilutions de sang examinées par 

 lumière réfléchie. Même en interposant entre le miroir réflecteur du co- 

 lorimètre et les objets qu'on examine un verre dépoli plus ou moins 

 épais, il est difficile d'obtenir le même éclairage pour la dilution du 

 sang et l'étalon ; de plus, lorsque ce résultat a été atteint, il est impos- 

 sible de le maintenir constant et de rendre ainsi, à des intervalles quel- 

 conques, les divers examens comparables entre eux. 



On voit donc que les causes d'erreur pouvant intervenir dans les 

 procédés chromométriques sont plus nombreuses, plus inévitables et 

 plus sensibles dans ceux où l'examen du sang est fait par transparence 

 que dans celui auquel M. Hayem a donné la préférence. 



M. Malassez se bornera à défendre l'étalon au picro- carminate et la 

 comparaison des couleurs au moyen de la lumière transmise ; étalon et 

 mode de comparaison qu'il emploie dans sa méthode colorimétrique 

 pour le dosage de l'hémoglobine et que M. Hayem vient d'attaquer. 



M. Malassez ne nie pas l'existence de causes d'erreur ; bien au con- 

 traire, il les a étudiées avec soin, et on les trouvera exposées en détail 

 dans son mémoire paru au commencement de cette année (1). Voici les 

 deux principales ; 



1° Deux solutions, l'une d'hémoglobine, l'autre de picro-carminate, 

 ayant exactement la même coloration lorsqu'elles sont vues sous la 

 même épaisseur (ce qu'il est facile d'obtenir), subissent des variations 

 de teinte différentes sous l'influence des mêmes variations d'épaisseur ; 



2° Ces mêmes solutions subissent encore des variations de teinte dif- 

 férentes sous l'influence des mêmes modifications d'éclairage. 



Mais, il faut bien le remarquer, ces causes d'erreur existent avec 

 toute autre matière colorante ; elles se produisent dés que l'on compare 

 des couleurs semblables dues à des substances différentes. Il en résulte 



(1) Sur les diverses méthodes de dosage de l'hémoglobine et sur 

 un nouveau colorimètre. (Arch. de Physiologie, janvier, février 

 1877.) 



