302 



que toutes les me'thodes colorimétriques pour le dosage de rhémoglo- 

 bine, dans lesquelles Tétai on ne sera pas une solution de sang ou d'hé- 

 moglobine seront sujettes à ces mêmes causes d'erreur. 



Si, dans ces conditions, il est impossible de les éviter complètement, 

 on peut les atténuer au point de rendre leur influence insignifiante. 

 Ainsi les altérations de couleur qui se produisent par suite des varia- 

 tions d'épaisseur n'étant notables que si ces variations d'épaisseur sont 

 considérables, il suffira de ne faire varier les épaisseurs que dans des li- 

 mites très -étroite s. C'est ce qu'a fait M. Malassez dans son colori- 

 mètre. 



Quant aux altérations de couleur produites par les modifications 

 d'éclairage on les évitera en employant toujours la même lumière; et 

 c'est pourquoi M. Malassez a placé dans son appareil, entre le jour et 

 les couleurs que l'on compare, une glace de verre dépoli qui difïuse et 

 blanchit la lumière ; c'est pourquoi aussi il recommande, avec la plus 

 grande insistance, de n'employer que la lumière qui vient du nord, et 

 autant que possible celle qui est réfléchie par les nuages. 



Grâce à ces artifices, les comparaisons sont très-exactes, comme il est 

 facile de s'en convaincre expérimentalement. Les examens d'un même 

 sang, répétés plusieurs fois de suite par une même personne, ne diffèrent 

 pas les uns des autres de plus de 1/2 division, précision qui étonne 

 toujours les personnes qui se servent de l'appareil pour la première fois; 

 précision bien suffisante, si l'on veut bien se rappeler que dans l'appa- 

 reil de M. Malassez les degrés de l'échelle correspondant à des solutions' 

 de sang ne diffèrent les unes des autres que de 1 millième seulement. 



MÉTHODE POUR MESURER LE CHAMP DU REGARD. Le TROPOPÉRIMÈTRE ', 



par M. Nie ATI. 



La méthode usitée en clinique pour mesurer le champ du regard est 

 la méthode de Snellen et Landolt. Elle mesure au périmètre ou au cam- 

 pimètre (Schneller) les excursions de l'œil, le sujet observé indiquant 

 le point extrême où il voit encore distinctement un objet fixé. L'exacti- 

 tude de la mesure dépend ici de l'intelligence du malade ; cet inconvé- 

 nient est écarté dans la méthode suivante, qui est une modification 

 pratique de celle que Donders et Schuermann ont exécutée avec 

 l'ophthalmométre. 



Soit un arc gradué comme dans le périmètre, c'est-à-dire un demi- 

 cercle rigide tournant sur un axe perpendiculaire à sa corde. Soit en- 

 core une lunette portant au foyer de sou oculaire un fil ou trait placé 

 dans une lame de verre et mobile parallèlement à lui-même. La lunette 

 est placée de façon à ce que son axe optique soit dirigé sur le centre 



