THEORELL, MAXIMI- OCH MINIMI-BAROMETER. 599 



den punkt af urtaflan, vid hvilken urets visare då var. På en 

 skala vid den nedra nivån af barometern kan man således afläsa 

 det lägsta barometerståndet och visaren b anger tiden derför. 



Den jemna och långsamma gången hos valsen till ett löp- 

 verk innebär garanti för att ståltråden verkligen alltid skall 

 stanna omedelbart ofvanför qvicksilfret och att således instru- 

 mentet skall arbeta — naturligtvis med korta mellantider — 

 så länge barometern faller. Ett temligen obetydligt tillägg till 

 konstruktionen medgifver att efter behag förändra instrumentet 

 från minimi- till maximibarometer och tvärtom, 



Hvad priset på instrument af denna konstruktion beträffar^ 

 kan jag visserligen ej uppge det bestämdt, men af de upp- 

 gifter, jag förskaffat mig om det sannolika priset på ett baro- 

 raeterrör, en elektromagnet och ett ur af ifrågavarande kon- 

 struktion, tror jag mig kunna beräkna det till omkring 75 Rdr. 

 Åtminstone bör man vid en tillverkning i något större skala 

 kunna räkna på detta pris. Man bör besinna att en fullstän- 

 dig barometer ej är nödvändig, utan endast röret med sitt bräde 

 och en liten skala vid den nedra nivån. Afläsningen kan ske 

 med tillräcklig noggranhet för ifrågavarande behof genom jem- 

 förelse med en vanlig barometer. 



En liten mekanism, som på vissa mellantider bibringar ba- 

 rometern en lindrig stöt, för att förekomma fel tillfölje af qvick- 

 silfrets adhsesion till glaset, kan ej betydligt öka priset. 



