256 H. Zickendraht. 



Wehnelt 1 ) und Wittmann 2 ) die Anregungen zur Konstruktion ihrer 

 Demonstrationsinstrumente, die eine wertvolle Bereicherung der Vor- 

 lesungsapparatur darstellen. 



Der im Folgenden zu beschreibende Oszillograph geht direkt vom 

 Wehnelt'schen aus ; es wurde versucht, unter Anbringung einiger ein- 

 facher Modifikationen am Wehnelt'schen Modell im Zusammenbau 

 mit der notwendigen Optik sowie einer kleinen Schalttafel für den 

 bequemen Anschluss der Spannungs- und der Stromschleife an das 

 zu untersuchende Objekt (Transformator, Lichtbogen und dergl.) eine 

 Apparatur zu schaffen, die erstens jederzeit rasch für Vorlesungs- 

 zwecke bereit ist und sich zweitens auch für Messzwecke mit und 

 ohne photographische Aufnahme der Kurven eignet. Über den Grad 

 der erreichbaren Messgenauigkeit später mehr. 



Für die Vorversuche wurde zunächst vom Institutsmechaniker 

 ein Wehnelt'scher Doppel-Oszillograph d. h. je ein vollständiges 

 System aus Schleife und Elektromagnet gebaut und die beiden durch 

 grosse Kugelgelenke allseitig beweglich gemachten Apparate über- 

 einander an gemeinsamem Stative zu einem Ganzen vereinigt. Eine 

 der Schleifen diente der Strom-, die andere der Spannungsmessung. 

 Hierauf wurde ein schmales von einer kräftigen Bogenlampe kom- 

 mendes Strahlenbündel durch zwei stark geneigte Beleuchtungs- 

 spiegel, der eine belegt, der andere unbelegt, so geteilt, dass zwei im 

 Abstände der beiden Oszillographenspiegel einander parallel laufende 

 Strahlenbündel entstanden. Durch passende Neigung der Beleuch- 

 tungsspiegel gelingt es bekanntlich, die Intensitäten beider Bündel 

 gleich gross zu wählen. Je eine feine Lochblende und eine Linse bil- 

 deten die Vervollständigung der Optik. Es geriet, die scharfen Bilder 

 der Lochblenden unter Vermittlung der beiden Oszillographenspiegel, 

 die leicht zu einander geneigt wurden, auf einer beliebigen Stelle 

 des Projektionsschirmes zur Deckung zu bringen. Schliesslich liess 

 sich noch durch einen rotierenden Spiegel der Doppel-Lichtfleck zur 

 horizontalen Linie auseinanderziehen, aus der dann beim Vibrieren 

 der beiden Spiegel Strom- und Spannungskurve gemeinsam ent- 

 standen. Viel einfacher wird natürlich die ganze Anordnung, wenn 

 es sich nur um die Darstellung einer einzigen Kurve handelt, aber die 

 meisten Fälle des Unterrichtes verlangen gerade die gleichzeitige Dar- 

 stellung von Strom- und Spannungskurve vornehmlich wegen gegen- 

 seitiger Verschiebungen, die ja meist auftreten. 



Die oben gegebene Beschreibung der Versuchsdisposition lässt 

 den hauptsächlichsten Mangel der Anordnung, ihre Unbequemlich- 



*) Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 5 178 (1903). 

 ?) Katalog des Phys. Mech. Instituts von Prof. Dr. M. Th. Edelmann & Sohn. 



