Über eine Oszillographenkonstruktion. 259 



Spicgeltrommel gewählt. Die Trommel läuft zwischen Spitzen und 

 erhält ihren Antrieb vermittels Schneckenrades von aussen. In Figur 1 

 ist auch die ausserhalb der Kamera liegende Schnurscheibe, welche 

 dem motorischen Antrieb der Spiegeltrommel dient, dargestellt. Zum 

 Zwecke der photographischen Kurvenaufnahme ersetzt man die 

 Spiegeltrommel, die sich leicht herausnehmen lässt, durch einen ein- 

 zigen auf der Vorderseite versilberten Spiegel, der bei einer Um- 

 drehung um seine vertikale Axe nur eine Kurve auf der Mattscheibe 

 entstehen lässt. Selbstverständlich muss der Moment, in welchem die 

 Projektion der Kurve auf die an Stelle der Mattscheibe tretende 

 photographische Platte erfolgt, von aussen erkennbar sein. Um dies 

 zu ermöglichen, treffen bei der Spiegeldrehung einige in das 

 Schneckenrad eingelassene Stifte eine kleine Feder und geben so 

 mehrere kurze aussen hörbare Tonsignale. Während des Vorbei- 

 passierens der Kurve auf der Platte bleiben die Signale aus, der 

 Beobachter hat also während dieser Pause den Objektivdeckel offen 

 zu halten und ist sicher, in diesem Zeiträume nur eine einzige Kurve 

 auf der Platte aufgenommen zu haben. Der Lichtkreis auf dem ge- 

 schlossenen Objektivdeckel bürgt dabei für die richtige Einstellung 

 der Beleuchtungsvorrichtung. 



Der Oszillograph C selbst soll noch in einigen Einzelheiten be- 

 schrieben werden. Sein Elektromagnet ist verhältnismässig kräftig 

 angelegt, die Wicklung hat bei Zimmertemperatur 5,3 Ohm Wider- 

 stand. Versuche mit Gleichstrom in einer Schleife bei verändertem 

 Magnetisierungsstrom ergaben, dass sich bei 2 Ampères in den 

 Magnetwicklungen eine Annäherung an die Sättigung bereits 

 deutlich bemerkbar macht. Ein dreizelliger Akkumulator direkt an 

 die Magnetwicklung angelegt, erwies sich als günstigste Strom- 

 quelle. 4 ) Der Anschluss geschieht wie bei den beiden Schleifen durch 

 unverwechselbare Stecker von aussen (vergl. Fig. 2). Die Schleifen 

 selbst bestehen aus Silberdraht von ca. 10 cm Länge und 0,01 cm 

 Durchmesser. Sie können einzeln mittels einfacher Schraubvorrich- 

 tung angespannt werden, ausserdem ist es möglich, die beiden Drähte 

 jeder Schleife gegeneinander zu verdrillen. So gewinnt man nämlich 

 eine gute Justiermöglichkeit für die kleinen, vorne versilberten 

 Oszillographenspiegel. Durch einen einfachen, von aussen ausführ- 

 baren Handgriff lassen sich die beiden Lichtpunkte auf der Matt- 

 scheibe, die der Strom- und der Spannungsschleife entsprechen, ent- 

 weder zur Deckung bringen, etwa wenn es sich um die Aufnahme von 

 Phasenverschiebungen handelt, oder trennen, wenn man Strom und 



4 ) 2 Ampères erwärmten die Magnetwicklung bei Dauerversuchen etwas 

 zu viel. 3 Akkumulatoren liefern etwa 1,2 Ampères Magneterregung. 



