Über eine Oszillographenkonstruktion. 



261 



nungsschleife tunlichst durch die drei Lampen zu bilden und der 

 Rhéostat nur zur Zwischenregulierung zu benutzen. Jede Lampe lässt 

 sich einzeln kurz schliessen und dadurch ausschalten. 



Da die vorliegende kurze Abhandlung sich zunächst nur auf eine 

 allgemeine Beschreibung des Oszillographen beschränken soll, so 

 mögen hier nur noch einige vorläufige Betrachtungen über das Messen 

 mit dem Apparate Platz finden : 



Die Voraussetzungen für das korrekte Arbeiten eines Oszillo- 

 graphen sind bekanntlich 



grosse Empfindlichkeit der Schleifen, 



kurze Eigenschwingungsdauer und 



gute Dämpfung. 

 Die ersten beiden Anforderungen bekämpfen sich leider, indem 

 bei Verkleinerung der Eigenschwingungsdauer durch Anspannen der 

 Schleife notwendig eine Verringerung der Empfindlichkeit eintreten 

 muss. Aid Dämpfungsmittel wurden vorderhand mit recht gutem Er- 

 folge Watteunterlagen in gleichmässiger Verteilung unter den stark 

 gespannten Schleifen versucht. 



Ein Mass für Empfindlichkeit und Eigenfrequenz ist durch die 

 folgenden Aufnahmen gegeben : 



Fiçç. 3. 



Einer der Wechselstromgeneratoren der physikalischen An- 

 stalt 5 ) wurde auf eine Frequenz von 83 pro Sekunde bei einer Span- 

 nung von 100 Volt eingestellt und mittels der gedämpften Schleif e I 

 die Kurve aufgenommen ; der infolge von Erschütterungen vibrierende 

 Spiegel der Schleife II zeichnete dann eine wellenförmige Null- 



5 ) Vgl. die Abhandlung von A. Hagenbach in dieser Zeitschrift Bd. XXVIII 

 (1917). Daselbst auch weitere Oszillogramme. 



