Über eine Oszillographenkonstruktion. 263 



Hier ein Vergleich der Eigenschwiiigungsdauern T anderer 

 Oszillographen : 7 ) 



Doppelter Hochfrequenzoszillograph von Duddell 



T = 0,000125 bis 0,000100 Sek. 



Einfacher Oszillograph mit Permanentmagnet von Duddell 



T = 0,000200 Sek. 



Oszillograph von Siemens und Halske 



T = 0,000250 bis 0,000167 Sek. 



Oszillograph von Blondel mit kurzem AI. -Band 



T = 0,000100 bis 0,000067 Sek. 



Demonstrations-Oszillograph von Wehnelt T = 0,003 Sek. 



Bei allen Untersuchungen mit technischen Wechselströmen, deren 

 Frequenz in der Gegend von 50 und darunter liegt, wird also der 

 oben beschriebene Oszillograph vollauf genügen ; auch bei 80 Perioden 

 machen sich zufolge der guten Dämpfung die Eigenschwingungen 

 noch nicht geltend. Es möge hier noch bemerkt werden, dass bei den 

 verhältnismässig starken Schleifenströmen die Erwärmung der 

 Schleifendrähte zu einer Vergrösserung der Eigenschwingungsdauer 

 durch thermische Ausdehnung führt. Die Drähte erschlaffen etwas, 

 infolgedessen nimmt die Empfindlichkeit der Anordnung mit stei- 

 gender Stromstärke in der Schleife zu. 



Untersucht man, wie an anderer Stelle näher erläutert werden 

 soll, den Drehwinkel des Schleifenspiegels bei konstantem Magnet- 

 feld als Funktion der Stromstärke in der Schleife, so findet man bei 

 kleinen Stromstärken nahezu Proportionalität zwischen Stromstärke 

 und Drehwinkel; gleichzeitig bemerkt man aber mit wachsender 

 Schleifenbelastung die oben erwähnte Empfindlichkeitssteigerung, in- 

 dem beim Gleichstromversuch schon bei etwa 0,5 Ampères eine zu- 

 nehmende Erwärmung der feinen Silberdrähte und damit ein 

 Kriechen des Spiegels bis zu einem gewissen Gleichgewichtswert ein- 

 tritt. Die Drehwinkel des Spiegels wachsen dann rascher als pro- 

 portional mit der Stromstärke. 



Beispiel: Magneterregung von 1,45 Ampères. Schleife ohne be- 

 sondere Dämpfung : 



0,60 0,83 Amp. 

 2° 18' 3° 53' 



Wird die Schleife von Wechselstrom durchflössen, so entsteht in 

 kurzer Zeit ein gewisser mittlerer Gleichgewichtszustand bezüglich 



Strom in der Schleife II 



0,32 



0,44 



rehwinkel ,, ,, 



1°9' 



1°40' 



7 ) Vgl. E. Orlich. Aufnahme und Analyse von Wechselstromkurven, 

 (ßraunschweig 1906) p. 52. 



