264 H. Zickendraht. 



der Erwärmung ; es stellt sich, da die Schleifentemperatur den 

 Momentanstromstärken nicht folgen kann, eine mittlere Empfindlich- 

 keit her, die von Stromstärke, Frequenz und Kurvenform des unter- 

 suchten Wechselstromes abhängig ist und somit von der Gleichstrom- 

 eichung abweichen muss. Auch diese Verhältnisse werden sich am 

 beschriebenen Oszillographen näher untersuchen lassen. 



Schliesslich ist noch die Frage nach der optischen Übertragung 

 der Spiegeldrehungen cp auf die Mattscheibe resp. Photographen- 

 platte als Ordinaten der Kurve kurz zu beleuchten. Eine einfache 

 geometrische Betrachtung liefert die Kurvenordinaten als Funktion 

 der Spiegeldrehung cp, der Neigung a des beleuchtenden Einfalls- 

 strahls bis zum Oszillographenspiegel (vergl. Fig. 1) und der Ab- 

 stände Oszillograph — DrehspiegelD 1 und Drehspiegel MattscheibeD 2 . 

 Die Rechnung mit den diesbezüglichen Daten des ausgeführten Appa- 

 rates ergab für das im obigen Beispiel angeführte Intervall von 

 bis 4° Spiegelneigung an den Oszillographenschleifen noch nahezu 

 vollständige Proportionalität zwischen Kurvenordinate und Spiegel- 

 neigung. 



Die Kurven sind also umso weniger verzerrt, je geringer die 

 Schleifenstromstärke gewählt wird. 



Innerhalb der zulässigen Schleifenstromstärken (bis etwa 

 0,5 Amp.) sind die Drehwinkel der Schleif enspiegel und die Kurven- 

 ordinaten dem Schleifenstrome nahezu proportional. 



Bei Wechselstrom liegen die Verhältnisse, welche eine getreue 

 Kurvendarstellung bedingen, wegen der gleichmässigen Schleifen- 

 temperatur und damit der konstanten Empfindlichkeit günstiger als 

 es bei der Grleichstromeichung erscheint. Die letztere ist somit für die 

 Momentanstromstärken beim Wechselstrome nicht ohne weiteres mass- 

 gebend. 



Physikalische Anstalt Basel, Abteilung für angewandte Physik 

 1. Februar 1917. 



