302 



A. Haeenbach. 



und der raschen Manövrierfähigkeit unerlässlich. Wir sind zu fol- 

 gender übersichtlicher Schalteinrichtung geführt worden. 



Der Motor I, der mit 500 Volt Drehstrom betrieben wird, ist von 

 der übrigen Schaltanlage ganz getrennt. Der Anlasser steht abseits, 

 sodass diese Spannung mit den übrigen elektrischen Teilen in gar 

 keiner Verbindung steht. Vor dem Anlasser ist ein Hebeleinschalter 

 und ein einstellbarer automatischer Maximalausschalter in einem 

 eisernen Kasten vereinigt. Bei Überlastung des Motors wird er aus- 

 geschaltet, bevor Sicherungen durchbrennen. Derartige Schutzein- 

 richtungen sind bei Maschinen, mit denen experimentiert wird, un- 

 umgänglich. 



Fig. 5. 



Die übrigen Schalt- und Reguliereinrichtungen sind v auf einem 

 dreiteiligen Schaltapparat vereinigt, den die Abbildung 5 zeigt. Der 

 linke Teil enthält den Gleichstromgenerator und die Erregermaschine 

 samt den beiden dazu gehörenden Regulierwiderständen, die mittels 

 den unten sichtbaren Handrädern eingestellt werden. Volt und 

 Amperemeter der beiden Dynamos befinden sich über den Schaltern. 

 Widerstände und Schalter liegen hinter dem Schaltbrett, nur die 

 Griffe resp. Handräder sind vorn. Dadurch, dass alle stromführenden 

 Teile auf der Rückseite liegen, ist jedes Manipulieren auf der Vorder- 

 seite gefahrlos. 



