— 235 — 



Centimeter Funkenlänge als ausreichend stark erwiesen 

 hatte. Sie wurde zur Sicherheit nach etwas stärker 

 ausgeführt. 



Bei der Prüfung durchschlug aber der Funke die 

 sehr teure Isolation dieser Spule schon, als erst 

 110 Centimeter Funkenlänge erreicht waren, und die 

 Spule war dabei so ruiniert, dass sie nicht mehr zu 

 gebrauchen war. 



Wie aus später angestelltem Versuche hervorgieng, 

 war hier die Gefahr, dass der Funke durchschlagen 

 konnte, doppelt gross, da, wie wir das aus unseren 

 späteren Beobachtungen ersehen werden, die Isolation 

 kaum so stark war, als sie für die kleinste Spannung 

 eines Funkens von 1 Meter Länge nötig ist, während 

 aber andererseits die untergebrachte Windungszahl eine 

 EMK induziert hatte, genügend hoch für einen Funken 

 von 1,5 Meter Länge. 



So ist es denn erklärlich, dass ich grosse Mühe 

 darauf verwendet habe, um die bei verschiedene q 

 Funkenlängen herrschenden Spannungen zu ermitteln. 



Versuche, die Spannung bei Funkenentladungen 

 zu messen, wurden bisher, soweit das aus der Litteratur 

 hervorgeht, nur an kleineren Spulen bis höchstens 

 60 Centimeter Funkenlänge gemacht. 1 ) 



Ich war später in der Lage, Messungen an Spulen 

 bis zu 1 Meter Funkenlänge vorzunehmen. Bevor wir 

 hierauf weiter eintreten, ist es nötig, den von mir für 

 die Anstellung dieser Messungen eingeschlagenen Weg 

 zu skizzieren. In erster Linie konnte ich mich bei den 

 von mir hergestellten Spulen auf die Zuverlässigkeit 



!) A. Oberbeck, Wied. Ann._62 p. 109. 1897. 



„ _64 „ 200. 1898. 

 B. Walter, „ „ 62 „ 300. 1897. 



