— 257 — 



Behalten wir die einer grösseren Kapazität zukom- 

 mende Magnetisierungsstromstärke für die maximale 

 Funkenlänge bei und vermindern die Kapazität wieder — 

 etwa auf 10 oder 20 Glieder, so ist der Funke dicker, 

 als er sein würde mit dem für diese kleinere Kapazität 

 nötigen Magnetisierungsstrom und erreicht annähernd 

 die Dicke, die derselbe mit der zugehörigen grösseren 

 Kapazität haben würde. 



Ich machte zur Bestätigung dieser Thatsache fol- 

 gende Kontrollmessung an Funken von 30 Centimeter 

 Länge. 



Kapazität 



0,08 



0,8 



0,08 Mi. 



Magnetisierungsstrom Ji 



7,6 



15,0 



15,0 A 



Funkenlänge (fi) 



0,035 



0,035 



0,062 Centimeter 



Scheinbare Intensität 



des sek. Funkens von 



30 cm. Länge. 



dünner 

 blauer 

 Funke 



Funke 



mit dicker 



Aureole 



Funke gleich dick 



aussehend 



wie der vorige. 



Die Resultate des ersten und zweiten Falles stim- 

 men überein mit dem, was wir nach Vorstehendem er- 

 wartet haben, nämlich dass (fi) in beiden Fällen den 

 gleichen Wert haben musste, Im dritten Falle aber 

 sehen wir, dass (fi) bedeutend grösser ist, woraus her- 

 vorgeht, dass die Spannung des induzierten Extrastromes 

 und demnach die Spannung in der sekundären Spule 

 eine beträchtlich höhere wurde, nämlich 227000 Volt 

 gegen 1520*00 Volt. Wir hatten im zweiten und dritten 

 Falle beidemale die Stromstärke Ji = 15 Ampère, aber 

 die Kapazität im dritten Falle zehnmal kleiner als im 

 zweiten. Es kann also mit zu kleiner Kapazität für 

 eine gewisse Stromstärke Ji die Spannung für eine be- 

 stimmte Funkenlänge (fï) unnütz erhöht, und damit die 

 Isolation der Spule gefährdet werden, ohne dass die 

 Elektrizitätsmenge der Entladung erhöht wird. Diese 



