— 266 — 



wertvolle Anhaltspunkte an die Hand gegeben. Wir 

 kennen nun für irgend eine verlangte Funkenlänge 

 die erforderliche Windungszahl der sekundären Spule 

 und haben nicht mehr nötig empirisch so lange, meist 

 verschwenderisch viel Draht aufzuwickeln bis der ver- 

 fügbare Raum gefüllt ist. Wir kennen ferner ziemlich 

 genau die in diesen Windungen induzierte Spannung 

 und können darnach die nötigen Stärken für die Iso- 

 lation der Spule bestimmen. Ferner haben wir den 

 Einfluss der Kapazität des Kondensators kennen gelernt. 

 Und wie wichtig diese Kenntnisse sind, zeigen die her- 

 vorragenden Resultate, die mit einer grösseren Anzahl 

 Induktorien erhalten wurden, welche nach den hier 

 genannten Gesichtspunkten gebaut sind. 



Es gelingt uns heute auf Grund vorstehender Be- 

 obachtungen ohne Mühe alle Grössen für Induktorien 

 bis zu 1 m Funkenlänge vorauszubestimmen, derart, dass 

 der fertige Apparat die Funken auf die volle Länge 

 giebt und zwar so, dass unter allen Umständen für jede 

 einzelne Unterbrechung sicher auch ein Funken über- 

 springt. Und eine wie geringe Anzahl Windungen 

 benötigen wir in einer Spule für z. B. 1 m Funken- 

 länge gegenüber derjenigen Anzahl, die man sonst auf- 

 zuwinden gewohnt war. 



Das Carpentier'sche Induktorium für 40 bis 45 cm 

 Funkenlänge besitzt 153000 Windungen, und wir bringen 

 auf Spulen für einen Meter Funkenlänge nur 86000 

 Windungen unter. Dadurch sind wir in der Lage Draht 

 vom vier- bis zehnfachen Querschnitt des bei älteren Ap- 

 paraten üblichen Querschnittes zu verwenden. Durch die 

 bedeutend geringere Länge einerseits und den viel 

 grösseren Querschnitt des Drahtes anderseits wird aber 

 auch der Widerstand solcher Spulen ganz bedeutend 

 kleiner. So hat das Carpentier'sche Induktorium für 

 40—45 cm Funkenlänge einen Widerstand von circa 



