— 299 — 



reste du corps. Salivation abondante s' écoulant par les commis^ 

 sures ; à plusienrs reprises vomissements d'un liquide jaunâtre ; 

 une domi-heure après l'injection la malade urine sous elle. 



Le liquide vomi renferme des traces d'ammoniaque. 



Le soir nouvelle injection de pilocarpine. Sueurs abondantes, 

 sialorrhée : 60 gr. de salive renfermant des traces d'urée au mi- 

 croscope et 0,098 d'albumine ; 350 gr. d'urine qui renferment 8,32 

 d'albumine pour 1000 et 25,62 d'urée. 



22. La malade est complètement revenue à elle. Dès cette époque 

 amélioration progressive : le 8 octobre les urines ne renferment 

 plus d'albumine. 



Le chromo-cytomètre, instrument pour déterminer la quantité 

 d'hémoglobine du sang, par le professeur G. Bizzozero (de 



Turin). 



J'ai nommé chromo-cytomètre le petit instrument dont je vais 

 donner la description, parce que il peut agir et comme cytomètre 

 et comme chromomètre, c'est-à-dire ou avec une suspension de 

 globules rouges dans l'eau salée, ou avec une solution de sang dans 

 l'eau distillée. Dans les deux cas, la partie la plus importante de 

 l'instrument est représentée par deux petits tubes métalliques dont 

 l'un entre à vis dans l'autre. Les deux tubes sont, à la même ex- 

 trémité, fermés exactement chacun par un petit disque de verre, de 

 la sorte que, lorsque le tube interne est vissé complètement dans 

 l'externe, les deux disques de verre sont en contact. Sur le tube 

 externe est fixé un réservoir (de la capacité d'un demi centimètre 

 cube), qui est en communication avec la cavité du tube externe au 

 moyen d'un petit trou percé, dans la paroi de celui-ci, immédiate- 

 ment en arrière du disque de verre qui le ferme. On comprend que, 

 si l'on a versé du liquide dans le réservoir, et si après on dévisse 

 le tube interne, le liquide pénètre dans la chambre formée par les 

 deux disques de verre. La couche de liquide limitée entre les deux 

 disques sera d'autant plus épaisse que le tube interne sera plus 

 dévissé . 



Lorsque Tinstrum.ent est employé comme cytomètre, il agit sur le 

 même principe que le lactoscope de Donné. On verse la dilution 

 titrée de sang (dans l'eau salée) dans le réservoir, et on dévisse le 

 tube interne^ afin d'obtenir une couche épaisse de liquide entre les 

 deux disques de verre : on se met dans une chambre obscure et 

 on regarde la flamme d'une bougie à travers la couche de sang di- 

 luée. Il est bien évident que, dans ces conditions, on ne pourra pas 

 voir la flamme parce que la dilution de sang (ayant ses globules 

 encore bien conservés) est trouble, et la couche qu'elle forme est 

 épaisse. Mais si, imprimant un mouvement contraire au tube in 

 terne, on le visse peu à peu dans l'externe, la couche de sang de- 

 viendra graduellement plus mince et plus transparente, et la flamme 



