— 323 - 



telle sorte qu'au premier aspect on croit qu'il s'agit de lentes dis- 

 persées sur les poils, qui se brisent en cet endroit. Je n'ai point en- 

 core pu déterminer s'il s'agissait d'une affection parasitaire. 



M. Malassez : AThôpital Saint-Louis, on voit des teignes avec 

 des aspects bien différents, qui doivent correspondre à des variétés 

 différentes. 



Séance du. 15 novenabre 1870 



— M. Malassez fait une communication sur la leucocythose 

 consécutioe aux hémorrhagies. (Voir aux Mémoires.) 



— M. Malassez présente ensuite à la Société une chambre à air 

 humidj, graduée, de son invention, qu'il a fait construire par 

 M. Verick. Comme toutes les chambres à air humides, comme 

 celle de Ranvier, entre autres, dont elle rappelle, du reste, la 

 disposition générale, elle permet de maintenir des préparations mi- 

 croscopiques dans un milieu humide et d'éviter ainsi toute dessica- 

 tion. Elle permet en plus de donner à ces préparations une épais- 

 seur voulue, ce qui peut être très utile dans un assez grand nombre 

 de cas. 



Elle se compose d'une glace porte-objet un peu épaisse, sur la 

 face supérieure de laquelle on a creusé une rainure circulaire de 

 1,5 millimètre de largeur et de 1 millimètre de profondeur. Cette 

 rainure entoure et isole un petit disque de 7^5 millimètres de dia- 

 mètre, sur lequel seront déposés les objets à examiner. 



Immédiatement en dehors de la rainure, la glace est percée de 

 part en part de trois ou quatre trous également distants les uns 

 des autres, disposés en triangle ou en carré par conséquent. Dans 

 chacun de ces trous se meu^" une vis à pas très fin. La pointe diri- 

 gée en haut, est arrondie et vient faire saillie au dessus de la sur- 

 face supérieure de la glace ; tandis que l'extrémité fendue est 

 noyée, c'est-à-dire ne dépasse pas la face inférieure. Avec un fin 

 tourne -vis, on peut, tournant soit dans un sens soit dans l'autre 

 la faire monter ou descendre à volonté . Or, en s'aidant d'appareils 

 propres à mesurer les très petites épaisseurs, et suffisamment dé- 

 hcates, on arrivera sans grande difficulté à la faire saillir juste 

 d'une hauteur voulue. 



Si alors, un couvre objet est placé sur les vis, on aura entre la 

 face supérieure du disque et la face inférieure du couvre objet 

 (celles-ci étant supposées, parfaitement planes) un espace à surfaces 

 parallèles, et ayant très exactement la hauteur demandée. 



Pour empêcher que la préparation ne se dessèche, on dépose un 

 peu d'eau sur la glace, le long du bord du couvre objet. Le liquide 

 s'infiltre aussitôt entre la glace et le couvre objet en suivant le 

 pourtour de la rainure. Il n'y a pas à craind/e qu'il vienne jusque 



