— 324 — 



sur le disque se mêler à la préparation, la rainure y faisant obsta- 

 cle. La préparation se trouve ainsi entourée d'un véritable mur 

 d'eau, qui interrompt toute communication entre elle et l'air exté 

 rieur. Il est bon, surtout avec les chambres à trois vis, de mainte- 

 nir en place le couvre objet pendant la pénétration de l'eau. Ce 

 liquide étant mouillant, détermine, en effet, entre, la glace et le 

 couvre objet une attraction capillaire qui pourrait faire basculer 

 celui-ci du côté où l'eau s'infiltre tout d'abord. Il faut avoir soin 

 aussi de ne pas déposer une trop grande quantité d'eau, et d'évi- 

 ter qu'elle ne déborde le couvre objet; sans quoi celui-ci serait sou- 

 levé et tout au moins ne serait plus maintenu en place par l'adhé- 

 rence capillaire. 



Une préparation ainsi disposée peut rester un assez long temps 

 sans s'altérer. J'en ai conservé des après-midi entières, en ayant 

 soin seulement d'ajouter de temps à autre un peu d'eau pour rem- 

 placer celle qui s'était évaporée. Pour des observations plus longues 

 on borde à la paraffine comme s'il s'agissait d'une préparation or- 

 dinaire. 



Les applications de la chambre à air humide et graduée sont 

 nombreuses. Elle a naturellement toutes celles des chambres à air 

 humide ordinaire qu'elle peut très bien remplacer. Elle en a en 

 plus un certain nombre qui lui sont spéciales, lorsqu'on voudra, par 

 exemple, s'assurer du nombre des éléments microscopiques d'une 

 préparation. C'est ainsi qu'elle peut servir à la numération des glo- 

 bules sanguins ; elle n'est même pas sans présenter quelques avan- 

 tages sur la cellule de MM. Hayem et Nachet. Dans la construc- 

 tion de leur cellule^, il est assez difficile, en effet, d'arriver à lui 

 donner partout exactement la même hauteur et à faire que cette 

 hauteur soit juste la hauteur voulue. Il faut alors, si Ton veut être 

 aussi exact que possible, déterminer la hauteur réelle de la cellule; 

 et, en refaire les calculs sur cette nouvelle base ; ou bien, évaluant 

 l'erreur commise en supposant la hauteur égale à 1/5 de milli- 

 mètre par exemple, corriger en conséquence les chiffres obtenus. 

 Avec la chambre humide graduée, on n'a ni ces difficultés de con- 

 struction, ni les corrections ; puisque, pouvant modifier à volonté 

 la saillie des vis, on arrive à donner à la préparation juste la hau- 

 teur voulue. 



Pour la mensuration du volume de numération, on peut, imitant 

 M. Gowers, faire graver un quadrillage sur le disque : le plus com- 

 mode est celui adopté par M. Abbe. Si l'on préfère se servir d'un 

 quadrillage oculaire, M. Malassez recommande l'emploi d'une dis- 

 position qu'il a appliquée déjà à la méthode Hayem-Nachet et pré- 

 férable à celle adoptée par ces inventeurs en ce qu'elle simplifie 

 considérablement les calculs consécutifs. Au lieu de compter les 

 globules dans un cube de 1/5 de millimètre de côté, c'est-à-dire 

 dans la 125° partie d'un millimètre cube, il les compte dans la 

 100* partie d'un millimètre cube. Il y arrive en prenant comme base 



