— 339 — 



rhéostat à bobines) qu'il le faut pour égaliser la déviation des deux 

 côtés. Le nombre d'unités employé représente évidemment l'excès 

 de résistance du côté gauche. Alors on n'a plus, pour avoir des 

 excitations toujours égales des deux côtés, qu'à insérer la résis- 

 tance supplémentaire chaque fois qu'on agit sur le côté droit. On 

 peut aussi noter, une fois pour toutes, la valeur de cette résistance, 

 pour en tenir compte dans l'appréciation des résultats, sans s'as- 

 treindre à l'intercaler effectivement à chaque exploration du côté 

 droit. 



On peut aussi se dispenser (au moins pour cet usage) de recou- 

 rir au rhéostat et se borner à noter en tète de chaque série de 

 réactions l'indication galvanométrique des deux côtés pour un même 

 nombre d'éléments. On n'a pas de cette manière la valeur absolue 

 de la différence de résistance. 



Cette seconde méthode est usitée dans plusieurs travaux récents 

 de l'école allemande (E. Remak, Bernhardt). 



Avant de terminer, faisons une remarque incidente à propos des 

 galvanomètres. Il y aurait un avantage évident à ce que les indica- 

 tions obtenues par les différents observateurs fussent comparables, 

 c'est-à-dire exprimées en une commune mesure. Il conviendrait 

 donc d'utiliser en électrothérapie les progrès accomplis de la 

 science électrique et d'employer les mesures, universellement adop- 

 tées, de l'association britannique. C'est ce qu'a déjà fait M. de Wat- 

 teville dans son manuel d'électrothérapie, et à une date anté- 

 rieure, M. Gaifîe construisait pour ses appareils usuels des galva- 

 nomètres divisés en dix millièmes de Weber. (LeWeber est l'unité 

 de courant de l'association britannique.) 



En résumé, en négligeant la résistance électrique, on s'expose à 

 des erreurs graves et probablement fréquentes dans le diagnostic 

 des affections des nerfs et des muscles. On doit, autant que possi- 

 ble, mesurer directement cette résistance. 



Et en second lieu, évaluer toujours la force des courants au moyen 

 des galvanomètres, et non suivant l'usage par le nombre des élé- 

 ments. *. 



