—* 353 «»- 



terminé par un bouton explorateur> lequel traverse l'orifice de la 

 planchette. 



La moindre pression exercée sur ce boUton se transmet par l'in- 

 termédiaire des ressorts aux deux contacts de charbon, et fait 

 ainsi varier l'intensité du courant qui les traverse ; ces variations 

 sont recueiUies par un téléphone que l'observateur appUqne à son 

 oreille. La mobilité des deux charbons en contact fait comprendre 

 l'extrême sensibilité de ce microphone. 



Toutefois il est nécessaire, dans Ces expériences, d'obtenir un 

 premier degré de pression initiale, que là vis de réglage peut déjà 

 donner en partie, puisqu'elle permet d'appuyer plus ou moins le 

 cylindre oscillant de charbon sur la lentille inférieure. Mais ceci 

 n'est pas suffisant; car, si l'on explore un pouls un peu ample, les 

 mouvements communiqués aux ressorts soulèveraient brusquement 

 le charbon supérieur et détermineraient des ruptures de courant. 

 Nous avons obvié à cet inconvénient en plaçant à l'intérieur du 

 petit charriot, au-dessus de l'une des extrémités du Cyhndre oscil- 

 lant, un petit morceau de papier écolier plié en forme de V, et qui fait 

 office de ressort. Nous n'insisterons pas sur l'addition de ce ressort 

 en papier, qui nous ajDpartient et dont les avantages ont déjà été 

 signalés dans plusieurs journaux scientifiques. Nous rappellerons seu- 

 lement que le papier est un corps très faiblement et très parfaitement 

 élastique, ainsi que l'ont prouvé les expériences de Savart ; par 

 conséquent, il se prête beaucoup mieux que l'acier et le caoutchouc 

 aux déplacements et a,ux rétabhssements des contacts de charbon, 

 ou plutôt aux variations de leUr pression réciproque. 



Ainsi constitué, l'appareil placé sur une artère, indiqué tous les 

 bruits qui se passent à l'intérieur du vaisseau, et, avec un peu d'ha^ 

 bitude, on arrive très aisément à distinguer les difi'érences de 

 rythmcj, les bruits de soufîle, etc. La pulsation est très fortement 

 accentuée, le dicrotisme normal devient perceptible ; en un mot, 

 on entend le tracé du pouls tel qu'il est inscrit par le sphygmo- 

 graphe. 



Appliqué sur un muscle, le même instrument devient un excel- 

 lent myophone. Il décèle le bruit du tonus musculaire normal, et, 

 lors de la contraction, on entend parfaitement le bruit de roule- 

 ment caractéristique de ce phénomène. 



La tonalité des sons transmis par ce microphone est conservée 

 dans toute sa pureté. On peut facilement s'en convaincre en fai- 

 sant vibrer successivement près de lui, ou même en contact avec 

 sa planchette, des diapasons de tonâfités différentes. Lé téléphoné 

 répète alors fidèlement la note émise par chacun d'eux, et, ce qui 

 est plus curieux, on peut même distinguer lés sons de deux diapa- 

 sons différents vibrant ensemble, sans que là tonalité de l'un ou 

 de l'autre soit altérée. 



Nous avons également construit deux autres microphones un peu 

 différents dé celui-ci, afin d'étudiéf là contraction musculaire sur 

 c. R. 1879. 42 



