— 18 — 

 M. Laborde déclare n'avoir pas été témoin de ces expériences. 



— M. Laborde présente, au nom de M. Mortimer-Gran ville, un 

 thermomètre destiné à prendre les températures locales. Il se com- 

 pose d'une boîte d'ivoire à la surface de laquelle est graduée 

 l'échelle thermométrique. Le fond de la boîte est remplacé par 

 un miroir concave au foyer duquel se trouve le récipient en forme 

 de spirale du thermomètre. Ce thermomètre se fixe sur les mem- 

 bres au moyen d'anneaux et de cordons élastiques. 



On peut encore, comme le fait M. Mortimer-Granville, construire 

 un thermomètre qui, placé devant la bouche, donnera la tempéra- 

 ture de l'haleine et par conséquent des renseignements précis sur 

 la température de la surface interne du poumon. 



M. Laborde cite quelques résultats obtenus à l'hôpital des phthi- 

 siques de Londres par cet ingénieux procédé. 



M. Mortimer-Grandville a constaté que si, dans le cours d'une 

 phthisie chronique, il survient une pneumonie, la température de 

 l'haleine augmente considérablement. Elle peut passer de 88 de- 

 grés Fa à 97 degrés Fa. Dans la pleurésie, l'augmentation est beau- 

 coup moindre. 



M. Cornil se demande comment, dans la pneumonie, il pourrait 

 y avoir une augmentation de température de la surface interne du 

 poumon précisément à l'instant où l'exsudat chasse le sang des 

 alvéoles et empêche l'air d'y pénétrer. Il est probable que la tem- 

 pérature de l'haleine est tout simplement la température du malade 

 en totalité. 



M. Laborde déclare ne pas expliquer les phénomènes, mais 

 constater simplement le fait de l'élévation de la température. 



M. Poncet demande si le thermomètre de M. Mortimer-Grand- 

 ville est sensible et monte rapidement: dans ce cas, il serait très 

 utile dans l'étude des fièvres intermittentes. 



M. Laborde répond qu'il suffit de quelques minutes d'appli- 

 cation. 



M. Regnard a dû se servir plusieurs fois du thermomètre de 

 M. Mortimer-Grandville au moment où la commission de la So- 

 ciété examinait les travaux de M. Burq. Il a vu que ce thermomè- 

 tre était incontestablement supérieur pour l'étude des températures 

 locales à tous ceux qu'on emploie en ce moment pour ce genre de 

 recherches. 



M. le Président fait remarquer qu'il est nécessaire de placer le 

 thermomètre toujours à ia même distance de la bouche, si ofi veut 

 obtenir des résultats comparables; sinon, on aura tantôt un échauf- 

 fement, tantôt un refroidissement de la boule du thermomètre. Il 

 fait en outre observer que le thermomètre placé sur la région de 

 l'avant-bras monte par saccades correspondant aux battements du 

 pouls. C'est là une preuve de la sensibilité de l'instrument. 



