— 29 — 



de Bunsen donnent immédiatement pour une température déter- 

 minée cette quantité. 



Le second tube, qui constitue le laboratoire de l'appareil, porte à 

 sa partie supérieure un robinet surmonté d'un entonnoir. Il est 

 relié à la cuvette par un tube de caoutchouc qui permet de l'élever 

 ou de l'abaisser. Après l'avoir rempli de mercure, en abaissant 

 l'entonnoir au niveau de la cuvette, on fait pénétrer le sang sous 

 du pétrole pour l'isoler de l'air. Ce moyen d'isolement a été em- 

 ployé avec l'huile ordinaire par M. Noël. J'ai substitué le pétrole 

 bouilli à l'huile. Lorsque l'on a introduit 1 centimètre cube de sang, 

 on ferme le robinet et on relève le tube, le vide se fait, les gaz 

 se dégagent en traversant une petile couche de pétrole qui les 

 isole 'du sang. On mesure le volume en rapprochant le tube mobile 

 du tube fixe. On amène le mercure au même niveau dans les deux 

 tubes. On a ainsi deux volumes gazeux dans les mêmes conditions 

 de température, de pression et d'état hygrométrique. Ils sont donc 

 absolument comparables. Or, le volume contenu dans le tube fixe 

 étant connu, on en déduit par une simple lecture le volume gazeux 

 contenu dans le tube mobile. On introduit après cette lecture, la 

 potasse, l'acide pyrogallique ou les autres réactifs absorbants, et 

 on dose les différents gaz en procédant pour la lecture de leur vo- 

 lume ci-dessus. 



Cet appareil permet de doser non seulement les gaz, mais aussi 

 toute combinaison d'un gaz qui peut être libéré par une réaction 

 chimique. Le dosage de l'urée peut être fait ainsi sur de petites 

 quantités de ce corps. J'y reviendrai dans les communications sui- 

 vantes. 



M. Gréhant demande si dans l'appareil de M. d'Arsonval, l'im- 

 possibilité de renouveler le vide n'est pas une cause de dégagement 

 incomplet des gaz dissous. 



M. d'Arsonval répond que le caoutchouc étant très long, il est 

 toujours possible d'élever l'appareil et d'amener la pression des 

 gaz dégagés à être insignifiante. 



Etude sur les lymphatiques de l'intestin, par M. Cadiat 



La question des chylifères de l'intestin n'est pas encore complète- 

 ment résolue. La plupart des auteurs décrivent un chylifère central 

 dans ies villosités; d'autres ont parlé d'un réseau qui n'a pas en- 

 core été démontré d'une façon positive, j'ai repris cette étude, et, 

 au moyen des injections, j'ai pu voir très nettement un chylifère 

 centra! dans chaque villosité. Quelquefois il y avait deux troncs, 

 d'autres fois une anse. Pour bien prouver que ce vaisseau n'était 

 pas une veine, j'ai poussé une injection colorée en rouge par la 

 veine porte, alors que les lymphatiques étaient colorés en bleu. 

 Ainsi, j'ai pu voir le réseau capillaire sanguin et le lymphatique 

 central très distincts l'un de l'autre. 



