— 43 — 



à l'intérieur des muscies et surtout dans l'épaisseur même de la peau 

 Il est facile de répondre à cette objection par une expérience dé- 

 monstrative. J'applique la bande d'Esmarck sur le membre supé- 

 rieur d'un sujet; puis je lui fais poser légèrement l'extrémité de 

 l'index sur le bouton explorateur du microphone. Le bruit de rou- 

 lement persiste toujours avec sa même tonalité, bien que la circu- 

 lation soit absolument interrompue. 



Quoique toutes ces expériences me parussent suffisamment con- 

 cluantes, j'ai tenté de les vérifier, au moyen d'un instrument qui 

 n'eût rien d'électrique, et qui, par cela même fût exempt de toutes 

 les causes d'erreur imputables aux appareils microtéléphoniques. 

 La seule difficulté était d'obtenir un appareil d'auscultation aussi 

 sensible que le téléphone. Voici sur quel principe est fondé le nou- 

 veau stéthoscope que j'ai l'honneur de présenter à la société de 

 Biologie, et qui me paraît réunir les conditions nécessaires à l'aus- 

 cultation des muscles. 



La plupart des nouveaux stéthoscopes destinés à renforcer les 

 bruits que l'on étudie sont munis d'une caisse de résonnance que 

 traversent les vibrations sonores avant d'arriver au tympan de 

 l'observateur ; la nature et la forme de ces résonnateurs sont très 

 variées ; mais tous présentent cette même disposition qui fait que 

 l'oreille ausculte en dehors d'eux et non dans leur intérieur. Par- 

 tant de ce principe que les sons doivent être beaucoup plus intenses 

 à l'intérieur d'un tambour qu'en dehors de lui, je fixai à chaque 

 extrémité d'un stétoscope ordinaire une membrane de parchemin 

 fortement tendue ; puis, sur le cylindre creux qui fait communi- 

 quer ces deux tambours, je fis un petit orifice auquel j'adaptai un 

 tube de caoutchouc bifurqué et terminé par deux embouts de corne 

 que l'on introduit dans les conduits auditifs, de façon à avoir l'au- 

 dition binauriculaire. 



De cette manière, toutes les vibrations qui sont communiquées à 

 l'une des membranes s'amplifient considérablement dans ce sté- 

 thoscope-tambour, et, après s'être ainsi amplifiées, vont agir direc- 

 tement sur la membrane du tympan ; en somme, on écoute à l'in- 

 térieur même du tambour. Cet appareil est tellement sensible que 

 l'extrémité du doigt appliquée sur l'une des membranes, ou mieux 

 sur un bouton explorateur fixé au centre de cette membrane, pro- 

 duit un roulement très appréciable (bruit de tonus), et le bruit de- 

 vient presque insupportable si on fait contracter les muscles de ce 

 doigt. 



En attachant au centre de la membrane le tendon d'un muscle 

 de grenouille, on peut entendre les divers .bruits que nous faisait 

 percevoir le microphone, et les diverses tonalités de la contraction 

 musculaire pour des excitations de nombre variable. 



L'instrument que je présente est en métal, afin de le rendre plus 

 solide et de faciliter la pose et la fixité des membranes. 



J'ai à peine besoin d'ajouter que ce stéthoscope permet d'en- 



