~ 262 — 



A l'autopsie, on trouve un gliome du lobule pariétal gauche. 

 Les circonvolutions frontales sont saines. 



M. Luys discute la nature de la tumeur et les caractères de 

 l'aphasie. 



M. Dumontpallier rappelle la définition de l'aphasie donnée par 

 Broca et insiste sur les caractères différentiels des diverses espèces 

 d'aphasie. 



Note sur un appareil thermo-électrique destiné a la recher- 

 che des températures locales, par le docteur Paul Redard. 



La détermination de la température de l'enveloppe cutanée et 

 l'étude des variations de la chaleur périphérique à l'état de ma- 

 ladie ont vivement préoccupé, dans ces derniers temps, les physio- 

 logistes et les médecins. 



Depuis longtemps, nous nous sommes appliqué à l'étude de la 

 thermométrie locale, mais au début de nos recherches nous nous 

 sommes trouvé arrêté par l'insuffisance des appareils thermomé- 

 triques; c'est alors que nous avons recherché l'appareil le pius sûr, 

 le plus commode, et donnant des résultats précis, rapides. 



Nous avons abandonné, après quelques essais, le thermomètre 

 qui sert habituellement aux recherches cliniques; cet instru- 

 ment expose à des erreurs graves et présente un très grand nom- 

 bre d'inconvénients. 



La masse de mercure qui le constitue met un temps assez long à 

 s'échauffer (10 à 15 minutes). La cuvette du thermomètre n'est en 

 contact que par une très petite portion de sa surface avec la partie 

 à explorer, 



Si l'on recouvre, ainsi que cela a été recommandé, la cuvette 

 du thermomètre avec du coton ou toute autre substance isolante, 

 on crée autour de la partie explorée une masse d'air confiné de 

 très peu d'étendue qui, en s'échauffant, réagit sur la température 

 cutanée. 



Le frottement du verre contre la peau, difficile à éviter, expose 

 en outre à des erreurs. 



Quant aux différents thermomètres à température locale présen- 

 tés dans ces dernières années, ils ne nous ont pas rendu les ser- 

 vices promis. Le moins mauvais de ces thermomètres est celui 

 constitué par un réservoir contenant une très petite quantité de 

 mercure et connu sous le nom de thermomètre du docteur Voisin. 

 Nous avons fait construire un certain nombre de modèles que nous 

 présentons aujourd'hui, destinés à faciliter l'application sur le tho- 

 rax, l'abdomen, les membres, etc. 



Ce thermomètre peut permettre quelques observations; il est ce- 

 pendant d'une application difficile, très fragile, présentant une par- 

 tie des inconvénients signalés plus haut. Il suint d'exercer une près- 



