— 263 — 



sion très légère sur la cuvette de ces petits thermomètres pour faire 

 monter la colonne mercurielle, ce qui expose à des erreurs de 5, 

 6 dixièmes de degrés. 



Le thermomètre ne nous donnant pas des résultats d'une exac- 

 titude indiscutable, nous avons eu recours à la méthode thermo - 

 électrique. 



Les appareils thermo-électriques des laboratoires de physiolo- 

 gie, ceux de Becquerel, de Lombard, etc., sont d'un maniement 

 difficile, d'un prix élevé, et ne peuvent servir à la clinique. 



Voici comment nous avons évité les inconvénients dans l'appa- 

 reil que nous présentons aujourd'hui. 



Cet appareil se compose : 



1° De deux plaques thermo-èlectriques, constituées par la sou- 

 dure de deux métaux d'une disposition spéciale destinée à faciliter 

 l'application sur la surface cutanée. Les métaux choisis sont le fer 

 et le maillechort, qui donnent une très grande sensibilité. 



En A se trouve un disque de fer élargi à sa partie inférieure ; 

 en B le disque vient se réunir à un manche de caoutchouc durci C. 



La partie élargie du disque est destinée à se mettre en rapport 

 avec la partie à explorer. 



Dans l'intérieur du manchon en caoutchouc se trouvent deux 

 fils, l'un fer cl, l'autre maillechort c, qui viennent se fixer dans deux 

 petits trous du disque de fer, mais sans le traverser. 



En O, F, deux écrous : l'un enfer, l'autre en maillechort, desti- 

 nés à réunir les plaques thermo-électriques aux fils du circuit. 

 Les soudures de ces plaques sont donc concentriques, et la mé- 

 thode adoptée pour leur construction est celle indiquée par M. le 

 docteur d'Arsonval. 



Ces plaques se mettent très rapidement en équilibre de tempé- 

 rature (4 à 5 minutes). 



L'application sur la partie à explorer est facilitée par le moyen 

 indiqué sur le dessin K. 



2" Le galvanomètre employé diffère des galvanomètres ordinaires 

 à suspension en fil de cocon, par sa forme et son petit volume. Il 

 est constitué par une sorte de tambour en cuivre de 9 centimètres 

 de diamètre, recouvert par une glace plane qui permet de voir les 

 divisions inscrites. En M se trouve un miroir destiné à faciliter la 

 lecture du O. 



Le galvanomètre est à fil gros et court. Le système astatique 

 qui constitue les aiguilles est très léger et suspendu par un fil de 

 cocon, contenu dans une gaine de cuivre, à une vis qui permet 

 d'élever ou d'abaisser l'aiguille. La forme de ce galvanomètre per- 

 met un transport facile de l'instrument. 



Sa sensibilité est très grande ; pour un degré de différence de 

 température entre les deux soudures, on obtient une déviation de 

 20 à 22 degrés du galvanomètre, et comme il est facile de lire les 



