— 265 — 



3° Deux fils maîllechort et un fil fer, assemblés d'après les 

 règles de Becquerel, forment un circuit qui réunit les deux plaques 

 thermo-électriques au galvanomètre. Le fil fer s'étend de l'écrou 

 en fer F d'une plaque à l'écrou semblable de la seconde soudure, 

 les deux fils maillechort aux deux écrous maillechort et aboutis- 

 sent en dernier lieu aux bornes du galvanomètre. Les fils ont 

 60 centimètres de longueur et un diamètre de 5/10". 



I. — Ces premières pièces de l'appareil permettent de faire des 

 recherches de thermométrie locale comparée. 



Sachant, ainsi que l'a démontré Becquerel, que lorsque les deux 

 soudures sont à la même température, le galvanomètre reste à 

 zéro, on peut, en plaçant les deux plaques sur des régions symé- 

 triques, savoir d'après le sens de la déviation le côté le plus chaud 

 ou le plus froid. 



Si on obtient une déviation de 20 degrés, on sait d'après la gra- 

 duation du galvanomètre qu'il y a une différence de 1 degré en- 

 viron entre les deux régions explorées. On peut saisir ainsi rapi- 

 dement et avec une exactitude suffisante des différences de tem- 

 pératures de 5, 6, 7 et 7 degrés 1/2. Cette méthode de thermométrie 

 comparée au moyen de cet appareil donne des indications sûres, 

 très rapides ; elle suffit dans un grand nombre de cas. 



II. — Pour obtenir en degrés thermomëtriques la température 

 d'une surface, l'appareil est disposé de la façon suivante. 



Nous avons adopté le principe de l'appareil de M. Becquerel 

 pour la détermination des températures à différentes profondeurs 

 dans le sol. 



Le circuit employé est le même que celui décrit plus haut. 



Lorsque les deux plaques thermo-électriques sont à la même 

 température, l'aiguille du galvanomètre reste à 0. 



Si l'on place une de ces plaques sur la région dont on veut con- 

 naître la température, l'autre dans un milieu dont on peut aisément 

 faire varier la température et dans lequel se trouve un thermomè- 

 tre sensible et précis, il suffira, pour connaître la température du 

 premier milieu de refroidir ou réchauffer le second jusqu'à ce que 

 l'aiguille du galvanomètre soit au zéro, et de faire alors la lecture 

 du thermomètre. Le milieu à température variable est du mercure 

 contenu dans le tube B; ce tube est lui-même suspendu au moyen 

 d'un bouchon dans un autre tube plus large C, rempli en partie 

 d'alcool méthylique. 



Le tube A est fixé très simplement sur le rebord d'une table au 

 moyen du support H. 



Le bouchon est traversé par un tube C, qui plonge jusqu'au 

 fond du tube et qui est relié à sa partie supérieure à une poche de 

 pulvérisateur en caoutchouc P. On peut ainsi en envoyant quelques 

 bulles d'air dans l'alcool produire un refroidissement assez no- 

 table. 



