— 287 — 



compter facilement les globules-sanguins. Cette dernière dispo- 

 sition, dont M. Gowers de Londres a eu le premier l'idée, 

 a le grand avantage de rendre inutile l'emploi d'un oculaire qua- 

 drillé et d'un microscope réglé d'avance. Le premier microscope 

 venu suffit du moment que son grossissement est suffisant pour 

 qu'on puisse voir distinctement les globules sanguins, assez faible 

 cependant pour que le champ microscopique embrasse un dépar- 

 tement micrométrique tout entier et pour que l'objectif ne vienne 

 pas presser contre le couvre-objet. 



Le réseau est formé de rectangles ayant 1/5 de millimètre de 

 haut, sur 1/4 de millimètre de large. Ils sont au nombre de cent, 

 disposés en dix rangées de dix. Il en résulte que si la chambre 

 humide est réglée au 5° de millimètre, chacun de ces rectangles 

 correspond à un volume égal à 1/100, une rangée de dix à 1/10, 

 tout le réseau à 1 millimètre cube ; ces combinaisons simplifient 

 singulièrement les calculs ultérieurs. Les rectangles qui occupent 

 le centre du réseau, et qui sont plus * spécialement destinés à la 

 numération des globules rouges, sont subdivisés en vingt petits 

 carrés (cinq rangées verticales de quatre carrés) et pour qu'ils 

 soient bien distincts les uns des autres, ils sont séparés par une 

 double ligne. 



5° Un compresseur porte-lamelles, petit appareil qui se fixe sur 

 la chambre humide, porte le couvre-objet et est destiné à en faci- 

 liter le placement sur les vis et à le maintenir solidement appliqué 

 sur elles. 



6° Des couvre-objets de rechange. On ne doit pas en effet se ser- 

 vir de verres minces ordinaires, mais de lamelles parfaitement 

 planes et assez épaisses. 



Toutes ces pièces sont contenues dans étui en gainerie très por- 

 tatif, n'ayant que 13,5 centim. de long, sur 8 de large et 25 d'é- 

 paisseur. 



Le mode d'emploi de ce nouveau compte-globules est très sim- 

 ple : le mélange étant fait avec le mélangeur on en dépose une 

 gouttelette sur le porte-objet de la chambre humide, et on la re- 

 couvre aussitôt avec le couvre-objet. Après avoir attendu quelques 

 instants, les globules sont tombés à la face supérieure du porte- 

 objet et on peut alors les voir en même temps que le réseau mi- 

 crométrique. (Voir la figure, p 288.) 



Si l'on s'est servi d'une chambre humide graduée au 5 e et d'un 

 mélange au 100 8 , on compte tous les globules rouges compris dans 

 un des réseaux du rectangle ; et comme on se trouve ainsi avoir 

 analysé la 10,000° partie d'un millimètre cube, il suffit d'ajouter 

 4 zéros au nombre trouvé pour avoir le nombre de globules par 

 millimètre cube de sang. — Si le mélange est au 200", au 300° et 

 au 400% on compte les globules dans 2, 3 et 4 rectangles et à la 

 somme on ajoutera toujours 4 zéros. 



Pour les globules blancs on compte dans une rangée de 10 car- 



