- 288 - 



rés c'est-à-dire dans la 1,000 e partie d'un millimètre cube avec un 

 mélange au 100 e , il faudra donc ajouter 3 zéros au chiffre trouvé. 



En résumé, ce nouveau compte-globules de M. Malassez diffère 

 de son précédent en ce que le mélange sanguin n'est plus ana- 

 lysé dans un tube capillaire de capacité connue, mais dans une 

 chambre humide graduée, et c'est pourquoi il l'a appelé compte- 

 globules à chambre humide graduée, le précédent étant le compte- 

 globules à capillaire artificiel. Il n'est pas plus exact, mais il est 

 plus facile à vérifier et plus facile à manier. 



On trouvera dans un mémoire des Archives de Physiologie (1) 





^^ ssss l 



p^ 



@ © i 











^ @ 



f» © 



© 1) 





© 











- (g ■ 



© 



© _ 

 @ © 



@ @> @ c- 



o L @ 



• © 



>9 ® f\ 



©! S) ^5, (Si 





À 



© © 



a © « 





§> ©- 



© @ 

 © © 



o — ^— 







s^L-i 





m © 



m 



i ® 



© 



m — (j 



@ © 



,8© « 





@© 





V 



o @ ® 



© 



®© 



© 1 



I— © — 



1 m ® 



© © © 

 © G. 



© © 

 ® \ 





© © 

 @© 

 ^ © 





^ o @ ^ 







© • 



© @ 1 



\ ® 



* • 

 ©© 



© f 



5 *&« 



© ® 



% © 

 © ® 



© 



© © 6 



'i 







• ©1 







® a © 



i © 



® w 

 © ©®c 



@ @ 



© @ 



p O 



© 

 © © @ 



i 



^ "5 

 @ ^© 

 - © ® 



© © 



© 



© / 





j® ® i © 



* C?. 



@_@_js_ 



Q © 



S © 





© 



TT--^— ^ 









© © © 

 © 



3 « 



<3> 



© © 



fi 



© ô ^ 

 • • 







9 ^ 



^ 



■ ■ <3 



5s@ © 



© © © 



o © 



5 o 



@ © 



% 



fë;g 









■L ^ « 



ulE». 







(1) Sur les perfectionnements les plus récents apportés aux mé- 

 thodes et aux appareils de numération des globules sanguins, et 

 sur un nouveau compte-globules.— Archives de Physiologie, 1880, 

 p. 377. 



