' — 390 — 



le vaisseau de l'animal en expérience. Nous reviendrons tout 

 à l'heure sur l'utilité de cette disposition à propos du mode 

 d'emploi de l'appareil. 



2o Flotteurs; guides. — La grande difficulté à laquelle on se 

 heurte toujours quand on emploie le manomètre à mercure 

 comme appareil enregistreur est relative au flotteur et à son 

 guide; cette difficulté, réelle pour le manomètre simple, est 

 beaucoup plus grande encore avec le manomètre double : nous 

 nous sommes appliqués à perfectionner le fonctionnement de 

 ces parties de l'instrument, et après beaucoup d'essais voici 

 à quelle disposition nous nous sommes arrêtés : 



Le flotteur, comme dans le manomètre simple que nous 

 avons présenté à la Société de biologie en 1879 (1), est constitué 

 par un tube d'acier de petit calibre, bien dressé, ne présentant 

 pas un poids trop considérable, ayant sur l'aluminium que 

 nous avions employé d'abord l'avantage de ne pouvoir se 

 courber et de conserver^ s'il est bien entretenu, le poli de sa 

 surface. Cette tige se termine à sa partie inférieure par un 

 renflement de caoutchouc durci ayant la forme cylindro-coni- 

 que : la base du renflement constitue un anneau cylindrique 

 au centre duquel se visse le tube d'acier; au-dessous est la 

 portion conique de un centimètre et demi de longueur qui 

 plonge dans le mercure. Il y a déjà, dans cette association du 

 cône et du cylindre, une bonne condition de solidarité entre le 

 mercure et le flotteur, pourvu que les diamètres de la portion 

 cylindrique soient un peu inférieurs aux diamètres intérieurs 

 du tube de verre et que la surface en rapport avec la paroi du 

 tube soit bien polie et régulière. Mais, malgré tous les soins 

 qu'on peut y apporter, il est très difficile d'éviter les abandons 

 partiels ou les immersions exagérées de Textrémité inférieure 

 du flotteur, pour peu que les excursions de la colonne de mer- 

 cure soient rapides et étendues et qu'il y ait, à la partie supé- 

 rieur du flotteur, quelque frottement qui gêne son mouvement 

 vertical. Or il est absolument indispensable que les plus pe- 

 tites oscillations du mercure soient indiquées si l'on veut en- 



(1) V, Comptes rendus du laboratoire de M Marey, t. IV. p. 449. 



