— 396 - 



l'expérience. M. Galante m'a construit dans ce but un petit 

 système de canules avec compresseur qui se conjugue avec les 

 deux tubes manométriques et permet de pratiquer ce genre 

 d'exploration dans des conditions très simples. Déjà M Chau- 

 veau a eu l'intention de faire des études de ce genre avec des 

 manomètres compensateurs, pour obtenir des indications de 

 vitesse; je ne sais s'il a réalisé son projet Nous avons em- 

 plo3?é ce procédé avec M. Potain pour des recherches sur le 

 double souffle crural dans l'insuffisance aortique. 



Manière de charger le manomètre. 



Quel que soit l'appareil explorateur de pression qui termine 

 les tubes manométriques, on procède toujours de la même 

 façon pour préparer l'instrument, remplacer l'air par le liquide 

 alcalin et mettre le manomètre sous pression. 



Tout est disposé pour que l'opérateur puisse faire toute cette 

 manœuvre seul, sans avoir besoin d'un aide. 



Voici comment on procède : il n'est pas nécessaire de s'as- 

 treindre à employer une solution alcaline marquant un degré 

 déterminé à l'aréomètre : j''emploie ordinairement pour les ani- 

 maux d'une certaine taille (cheval, chien), une solution à 1\2 

 saturée de carbonate de soude seule ou combinée à une solu- 

 tion à 1|2 saturée de sulfate de soude. Pour les petits ani- 

 maux dans les vaisseaux desquels la pénétration du carbonate 

 de soude a de très grands inconvénients, j'emploie exclusive- 

 ment du sulfate de soude. Une simple seringue suffit pour 

 charger le manomètre, ou bien, si l'appareil est tout disposé, 

 on se sert d''un réservoir qu'on peut élever à la hauteur voulue. 

 Dans tous les cas, on adapte au tube latéral b la canule de la 

 seringue ou le tube correspondant au réservoir du liquide alca- 

 lin, après avoir eu la précaution de relever la canule d en 

 l'accrochant au support s : la figure montre Tun des deu? tubes 

 ainsi relevé au-dessus du niveau de la tubulure verticale cor- 

 respondante. Quand on commence à introduire le liquide dans 

 le tube 'i, l'air s'échappe à la fois par la canule relevée et par 

 le branchement vertical c : au moment où le hquide s'écoule 

 par ce dernier, on serre la presse avis qui ferme hermétique- 



