— 398 — 



verticales ont été transformées en mouvements horizontaux. 



Nous n'avons en France que des appareils verticaux de pe- 

 tites dimensions, surtout les cylindres enregistreurs à régula- 

 teur Foucault qu'a fait construire M. Marey pour un autre 

 usage. 



J'ai cherché à utiliser pour l'inscription des courbes mano- 

 métriques un ancien appareil de M. Marey qui avait servi 

 autrefois à des expériences de cardiographie et qui est décrit 

 dans divers ouvrages sous le nom de cardiographe. Quelques 

 légères modifications ont rendu cet appareil d'un emploi très 

 commode pour le genre d'expériences qui m'était nécessaire. 



Il a été fixé sur une sorte de grande console maintenue soli- 

 dement le long d'un mur du laboratoire; son socle a été en- 

 taillé de façon à permettre d'approcher le double manomètre 

 de la bande de papier; une tige verticale a reçu les signaux 

 électriques destinés au comptage du temps, à l'mscription des 

 interruptions de courant qui fournissent les excitations indui- 

 tes ; sur le même support ont été disposés plusieurs tambours 

 à levier correspondant à des mouvements variés, pulsations 

 du cœur, pouls artériel, respiration, changements de volume 

 des organes : toutes las plumes des manomètres, des signaux, 

 des tambours à levier ont été amenées au contact du 

 papier et on a pu ainsi recueillir, en même temps que l'ins- 

 cription manométrique^ celles d'un plus ou moins grand nom- 

 h'^e d'autres phénomènes du mouvement. 



Le double manomètre est placé sur un plateau métallique 

 qui peut monter ou descendre à l'aide d'une crémaillère de 

 façon à placer les plumes des flotteurs à un niveau convenu. 



La console fixe qui supporte l'enregistreur est munie de 

 fortes charnières qui permettent de faire basculer l'appareil 

 et de l'amener à la position horizontale, soit pour enfumer la 

 bande de papier, soit pour écrire horizontalement à sa surface, 

 en utilisant la grande longueur du papier appliqué sur l'ap- 

 pareil. 



