— 428 



MiCROTOMt: DE Roy perfectionné, par M. L. Malassez. 



Le microtome de Roy est certainement un des meilleurs 

 microtomes qui existent ; il n'a peut-être pas la finesse d'ac- 

 tion de celui de Thoma ou des dérivés les plus récents du 

 microsome de Rivet ; mais il est on revanche beaucoup moins 

 délicat à manier. J'y ai apporté^ dans ces derniers temps, un 

 certain nombre de modifications qui le rendront j'espère, plus 

 commode encore ; voici les principales : 



lo II est parfois très utile de pouvoir changer l'orientation 

 des coupes sans avoir à démonter la pièce. Pour obtenir cet 

 effet avec le microtome de Roy, les pinces de pression ont été 

 creusées à leur face interne, et sont destinées à saisir, non 

 plus le morceau à couper, mais une pièce métallique, qui, ayant 

 extérieurement la forme d'une sphère dont les deux pûles au- 

 raient été enlevées, peut se mouvoir dans les pinces évidées à 

 la façon d'un genou. Cette pièce est creuse et peut recevoir à 

 sa face supérieure un petit disque sur lequel on colle les mor- 

 ceaux à couper, ou à son intérieur un tube dans lequel les 

 morceaux ont été calés . 



2o Dans le microtome de Roy, l'épaisseur des coupes est 

 laissée à l'habileté de l'opérateur, donc un peu au hasard ; 

 dans le nouveau, un dispositif très simple permet de 

 régler cette épaisseur et même de la régler automatiquement. 

 La pièce mobile qui porte le rasoir, lorsqu'elle est rame- 

 née à son point de départ contre le support, vient presser 

 contre le levier qui commande la vis microméirique, levier 

 qui est maintenu par un ressort contre un butoir, dans 

 une position telle que le mouvement qui lui est ainsi commu- 

 niqué fait tourner la vis micrométrique de la valeur d'un cran 

 de la zone dentée. Il en résulte que si la zone dentée a cinquante 

 dents et la vis un pas de 1|2 millimètre, chacun de ces mou- 

 vements fera avancer la vis de un cinquantième de demi-milli- 

 mètre, c'est-à-dire de un centième de millimtère ; la coupe se 

 trouve donc avoir exactement cette épaisseur. Il eût été facile 

 de faire un mécanisme permettant d'obtenir tout un pas 



C. r. 1883 23. 



